348 



Aar efterhaanden er lykkedes mig at construere saadanne for saa godt som alle meteoro- 

 logiske Klemenler, har jeg laget mig den Trihed herved at forelægge det Kongelige danske 

 Videnskabernes Selskab en samlet Beskrivelse heraf, üe ere nu alle i Gang paa det danske 

 meteorologiske Institut, som saaledes hovedsagelig ved Hjælp af mine Instrumenter fra 

 1ste Januar d. A. er blevet sat i Stand til at opfylde det af Congressen i l\om 1S79 frem- 

 satte Ønske. 



linder Beskrivelsen af Instrumenterne, som ere ordnede i den Rækkefølge, i hvilken 

 de i Tidens Lob ere construerede, skal jeg gjøre IVede for, hvilke lietiogelsers Opfyldelse 

 jeg under deres Construction har haft særlig for øje, og lejlighedsvis omtale, hvad der 

 hidtil har været forsøgt paa samme Omraade. Endnu skal jeg, forinden jeg gaar over her- 

 til, forudskikke den Bemærkning, at medens nogle Constructeurer have forenet Begistrer- 

 apparaterne for samtlige Elementer til »Meteorographer» , har jeg med Villie ikke gjort 

 dette, og det navnlig for derved at undgaa den Ulempe, der fremkommer, naar Inslrumentet 

 af en eller anden Grund gaar i Staa, da man nemlig derved kommer til at savne »opteg- 

 nelser for samtlige Elementer. Heller ikke har jeg arbejdet hen til "Registrering paa 

 Afstand» paa Grund af de hermed forbundne store Omkostninger, ligesom jeg ogsaa i det 

 Hele med Flid har undgaaet Anvendelsen af Elektricitet. 



Thermographen. 



Til en Thermograph, anvendelig paa det danske meteorologiske Instiluts Stationer, 

 stilledes der ganske særlige Fordringer, som. ingen af de mig bekjendte Constructioner 

 kunde tilfredsstille. Den skulde nemlig kunne anvendes i vore nordlige Bilande, og maatte 

 derfor, paa Grund af de Vanskeligheder, hvormed det paa saadanne Steder er forbundet at 

 skalle den til mulige Reparationer nødvendige mekaniske Assistance, ikke let kunne komme 

 i Lorden. De Instrumenter, der mig bekjendt have været anvendte til Opnaaelsen af en 

 automatisk Aflæsning af N armegraden, kunne passende inddeles i Metalthermographer, 

 Luftthermographer og Qvægsølvthermographer. 



Metalthermographer ere oftest baserede paa to Metallers forskjellige Ldvidelses- 

 coefficient. Af to saadanne Metaller, sammenloddede Side om Sidde, dannes Spiraler, og 

 disses ved Varmens Indflydelse fremkaldte forskjellige Krumniugsgrad omsættes paa en eller 

 anden Maade til Bevægelser af en Registrerpen, ved Hjælp af hvilken den attraaede Curve 

 for Varmens Svingninger erholdes, undertiden danne de en Overgang til Luftthermo- 

 grapherue derved, at de ere dannede paa samme Maade som Fjedrene i Bourdon's Mano- 

 meter, fyldte med Luft og tillukkede. Begge disse Former ere dog uden Værdi i Meteoro- 

 logiens Tjeneste paa Grund af deres Uholdbarhed under den uundgaaelige Udsætning for 

 Luftens Paavirkning. 



