349 



L III! Ih L' r m o g rap III' r Ijlto paa deu Forandring i Tryk, vn i un I5(^liüldfr indt;- 

 spærret Liiflmasso under liidllydelsiiii al' Vai'niulorandiingur er undcrkastcl. Saadanm; ure 

 conslruorodc af Suhrcibcr o{^ Sprung, og til Afrugislreringcii ur bunyttel dun Variation 

 i Vægt, et Slags Manometer eller et Hævertbarometer lider, naar de erc i l'^jrbindelse med 

 Beholderen ved en tynd Lul'tledning. Ur. Maurer i Zürich har imidlertid gjcnnem Forsog 

 paavisl, at medens Lnftlhermometret under jævn Stigning eller Tald af Temperaluren Inlger 

 godt med, finder der ved smaa Varmesvingninger, som følge rask paa hinanden, absolut 

 ingen Overensstemmelse Sted mellem et saadant og et frit ophængt Qvægsølvthermometer. 



Qvægsølvthermographer kunne atter deles i to Arter, eftersom der ved llugi- 

 streringen benyttes Photographering eller Electricitel. I første Tilfælde bevæges photogra[)hisk 

 tilberedt Papir ved Hjælp af et Uhrværk forbi Thermometrets Qvægsølvsøjle, medens der 

 ved Hjælp af en l-ampe kastes Lysstraaler gjennem en fin Spalte ind imod l'apirel. Varrrie- 

 curven fremkommer altsaa saaledes som Grændselinien mellem den lyse og den mørke Del 

 af Papiret , naar deltes videre Hehandling er endt. Naar Electricitel anvendes ved Qvæg- 

 sølvthermographer, skeer del i Reglen, som ved Theorell's Meteorograph, derved, al 

 Therniometerrøret, der er af noget slørre Gjennemsnit end eliurs, er aabent i sin øverste 

 Ende, og al en fin Platintraad med visse Tidsintervaller automatisk 

 føres ned i Qvægsølvet. idet denne berører Qvægsølvoverfladen, 

 sluttes herigjennem en elektrisk Strøm, hvorpaa der, ved Hjælp af en 

 Electromagnet, paa en Papirlavle afsætles Længden af den Bevægelse, 

 Platinlraaden har maattet udføre, for at naa Qvægsølvsøjlen i Ther- 

 monielrel. 



Af denne kortfattede Fremstilling af de Hovedprinciper, som 

 hidtil have været anvendte til Conslructioncn af Thurmographer, vil 

 del formentlig fremgaa, at ingen af disse kan tilfredsstille de For- 

 dringer, der maatte stilles til en Thermograph, som kunde egne sig 

 til Opstilling paa Stationer i vore nordlige Bilande. Jeg valgte derfor 

 til Opnaaelsen af dette Formaal en ganske anden Fremgangsmaade, 

 som jeg skal tillade mig i det Følgende nærmere at forklare. 



Til Brug ved Varmemaalinger i forskjellige Dybder af Havel 

 har allerede i længere Tid det saakaldle Negretti-Zambra'ske Dyb- i>)B 



havsthermometer været anvendt. Del er el Qvægsølvthermometer af B^ 



ganske særegen Construction. Tæt ovenfor Kuglen (see Fig. I) findes 

 der en stærk Indsnævring A og ovenfor denne Indsnævring igjen en 

 skjæv Udvidelse B. Denne Indsnævring er saa betydelig, al den 

 Qvægsølvsøjle, som befinder sig ovenfor den, uvilkaarlig vil falde ned 

 i den modsalte Ende af Boret, naar Thermometrel vendes med Kuglen Fig. i. Fig. 2. 



[{ 



