350 



opad I Pig. 2). Tallene ere aubragte paa Hovedet, og det saaledes, al de angive den Varme- 

 grad, som svarer til en vis afbrudt Længde uf Sojlen. Ua iiii en saadan ikke længer er i 

 Forbindelse med Hovedbeholduingen i Tlicrmomelerkuglen , vil den paa urund af Qvæg- 

 sølvels ringe Udvidelsescoefficient ikke lide nogen synlig Længdeforandring selv ved betyde- 

 lige Forandringer i Varmegraden af den Materie, der omgiver Tbermometrel. Den skjæve 

 Udvidelse B tjener til at optage det Qvægsølv, som ved en mulig V armesligning maalle 

 træde ud af Thermometerkuglen. 



.Man vil altsaa ved ujælp af et Antal saadanne Thermomètre være i Stand til ul 



faa saamange automatiske Varme- 

 iagllagelser i Døgnet, som man 

 ønsker. Man behøver blot at an- 

 bringe dem saaledes, al el L'hr- 

 værk med bestemte Tidsintervaller 

 besørger dem vendte, det ene efter 

 det andet. Paa min Thermograph 

 har jeg, saaledes som vist i Fig. 3, 

 anbragt 12 slige Thermomètre Side 

 om Side paa en saadan Maade, at 

 de kunne dreje sig om Midlen. 

 Den Ende, i hvilken Thermometer- 

 kuglen ikke befinder sig, er den 

 tungeste, saaledes at hvert Thermometer er i stadig Ligevægt, naar Kuglen vender opad. 

 I den omvendte Stilling holdes del kun (see Fig. 4| af en Krog a. De tolv 

 Thermomètre ere anbragte i en indbyrdes Afstand, som en lige saa slor 

 som den Vej, en lille paa Skinner kjørende Vogn, /', tilbagelægger i Løbet 

 af en Time. Hver fulde Time vendes el Thermometer derved, at eo paa 

 Vognen værende Knap trykker paa den korte Ende b af den lille Vægl- 

 stangsarm ah og saaledes løfter Krogen a. Som drivende Kraft for Vognen 

 er anvendt den gradvise Synken af Loddet L paa et simpelt Uhr L\ medens 

 Kjæden holdes stram af en Kontravægt V. Apparatet røgtes to Gange i 

 Døgnet, nemlig mellem Kl. 8 og 9 Morgen og Aften. Vognen vil da være 

 kjort forbi alle 12 Thermomètre og derved have vendt dem, et for hver 

 Time; disses respektive Stand aflæses nu, og Aflæsningerne indføres paa en 

 dertil indrettet Liste. For at gjøre Apparatet i Stand til de næste tolv Timer, 

 trækkes ühret først op, og, trukket af Kontravægten F, vil Vognen følgelig, 

 samtidig med Loddet L's Hævning, kjøre tilbage saalænge, indtil man, naar 

 Vognens Viser peger paa del rette Fvlokkeslet, standser med Oplrækningen. 

 Fig. 4. Derefter vippes samtlige Thermomètre op i deres respektive Kroge. 



Fig. 3. 



