354 



10 



belløver man kun at opliænge 

 i S en ny Kontravægt, som 

 andrager 10 Gange saa mange 

 (jram, og saaledes fremdeles. 



Skal Sinusvægten gjøres 

 selvregistrerende , lader man 

 «S føre en lille med Registrer- 

 pen forsynet Vogn eller Slæde 

 frem og tilbage paa Fodstykket. 

 Papiret, paa hvilket Vægtfor- 

 andringerne skulle optegnes, 

 anbringes nedenunder Fodstyk- 

 ket, og bevæges hen forbi Re- 

 gistrerpennen ved Hjælp af en 

 horizontalt liggende Valse, der 

 drejes rundt af et Uhrværk. 



Figur 9 er en Afbildning 

 af en saadan Regnmaaler med 

 Sinusvægt. Opsamlertragten T 

 maa tænkes anbragt paa Taget 

 af et lille, selve Instrumentet 

 beskyttende Hus, og dens Flade 

 givet et saadant Areal, at en 

 Millimeter Regnhøjde svarer til 

 100 Gram i Vægt. Fra Tragten 

 fører et Rør r det her opsam- 

 lede Regnvand ned til en Skaal 

 B, som er anbragt i en i Sno- 

 rene s og «1 ophængt Ramme. 

 Denne Skaal, som er anbragt 

 under Bordpladen, for at der 

 ikke skal komme nogen Fug- 

 tighed til selve Instrumentet, 

 er dobbelt og selvtømmende 

 for en Vægt af et halvt Kilo- 

 gram Vand, allsaa for en Regn- 

 mængde af 5""". Har Skaalen 

 B optaget denne Vandmængde, 



Fig. 9. 



