358 14 



Til en rationel og sirapel Conslriiction af Vægtbarographen vil man altsaa komme 

 ved paa følgende iVlaade at uudgaa de nævnte fire Liiemper: 



1) Ved stedse at holde Vægtstangsarmen i en og samme (horizontale) Stilling. 

 II) Ved at vælge et overalt lige vidt Barometerrør. 



III) Ved at gjøre Skaalen saa lav og bred, at Niveauforandringerne af Qvægsølvet heri ikke 

 faa nogen skadelig Indflydelse — en Betingelse, der tildels opfyldes ved I og II. 



Hvorledes det er lykkedes Sprung at opfylde disse Betingelser, har jeg for nylig i 

 «Tidsskrift for Physik og Chemi» (188.5, Side 33) givet en detailleret Redegjørelse for, og 

 skal jeg derfor her indskrænke mig til at anføre, at den af ham anvendte Fremgangsmaade 

 bestaar deri, at de Forandringer i statisk Moment, som fremkaldes paa den korte Arm af 

 en romersk Vægt ved Byrdens (et Knkelt-Barometers Rørs) Forandringer i Vægt, compen- 

 seres paa den lange Arm ved en med Electricitetens Hjælp erholdt automatisk Forskydning 

 af en Løbevægt, og at lade denne sidste ved Hjælp af en Skrivestift optegne sin Stilling 

 paa en Papirslavle. 



Hvad der nu, trods Ovenstaaende, har bevæget mig til at gjøre Forsøg med Con- 

 structionen af en ny Barograph, er først og fremmest den Erfaring, det danske meteoro- 

 logiske Institut under Benyttelsen af Sprungs Barograph har havt Lejlighed til at gjøre 

 med Hensyn til Anvendelsen af Electricitet ved meteorologiske Apparater. Jeg har allerede 

 i Indledningen fremhævet, at jeg med Flid har undgaaet Anvendelsen af Electricitet, og 

 skal jeg ved denne Lejlighed omtale, hvilke Grunde der i Særdeleshed have foranlediget 

 mig hertil. Med Anvendelsen af Electricitet har man forud udelukket den Mulighed, at 

 opstille Apparatet paa et mer eller mindre isoleret Punkt; det er endog nødvendigt, at 

 Apparatet er betroet til en videnskabelig uddannet Mekanikers Opsyn. Renselsen af Ele- 

 menter og Contacter, Opsøgningen af Brudsteder i Ledningstraade eller andetsteds pludselig 

 opstaaende Afbrydelser er et Arbejde, som ikke kan gjøres af den første, den bedste. 

 Endelig fordrer eleclriske Indretninger en anselig Driftscapital, betinget af Vedligeholdelse, 

 Rensninger og Opsyn ; betragtes disse Omkostninger som Renten af en Capital, vil man i 

 Reglen for en mindre Sum kunne skafTe sig en, Electriciteten erstattende mekanisk Ind- 

 retning. 



Min første Opgave var derfor at construere en saadan , som altsaa i dette Tilfælde 

 skulde frembringe den automatiske Flytning af Løbevægten. Da det var lykkedes mig at 

 løse denne, og det viste sig at være forbundet med temmelig stor Vanskelighed og Udgift 

 at forandre den paa Institutet beroende Sprung'ske Barograph derhen, at Electriciteten 

 erstattedes af min Mekanisme, bestemte jeg mig til at construere en hel ny Barograph, 

 som ogsaa i andre Henseender skulde være Sprungs overlegen. Af denne, som netop nu 

 er bleven færdig, skal jeg tillade mig at give en nærmere Beskrivelse. 



iMed Hensyn til den i det Foregaaende benyttede Inddeling af Qvægsølvbarographer 



