21 365 



Forai Varmen skal vaire uden Indllydelse |)aa Instrumentels Angivelser under Lnll- 

 Irykket Z?, maa man have 



"o "o \ "o / 



Løses denne Ligning med Hensyn til j-p — «^ , faas: 



ro — «O = - 



indsættes heri følgende Værdier: 



^ = 0.0000086; »ji== 0.0000180; Æ = 0.000180; ^F= 4000 Grarii; o = a- (Radius = I Centim.); 

 û; = -i7r (Radius = i Gentim.); o^= 13.59.5; ^i = 700"»; jS = 760'"°>, 



_ _ 0.00094 + 0.01961 — 0.0 1283 _ 0.00652 _ 

 taas ^-o-ao - 0.75(-0.O0OI6l2Î 0:ôÔÔÏ23 ■" 



mm 



Ved altsaa at forsyne Barometrets korte uren med en Forsnævring, 

 der er 53°™ længere end Forsnævringen paa den lange Gren, bliver Varmens 

 Indflydelse ved 7 60"" lig 0. 



Dette er et saa gunstigt Forhold, som det ikke er'opnaaet ved nogen anden 

 Vægtbarograph ; til Sammenligning kan i saa Henseende tjene, at Varmens Indflydelse paa 

 Sprungs Barograph er ved 10 Graders Stigning 0.I4"™. 



Af andre mindre Forbedringer, som jeg samtidig har indført ved min Barograph, 

 skal jeg nævne, at den paa Grund af Anvendelsen af endeløst Papir, der drives af et 

 8-l)ages Uhr (//), kan overlades til sig selv uden Tilsyn i en Uge ad Gaugen, at Curven 

 tegnes med Siphonpen og Anilinblæk (som tillader Reproducering ad hektographisk Vej), og 

 at Papirets Bredde tillader en Amplitude af 80°™ i firdobbelt Forstørring. 



Det er saaledes lykkedes mig at construere en Barograph, som i forskjellige Hen- 

 seender formentlig er de hidtil som de bedste ansete Gonstructioner paa dette Omraade 

 overlegen. 



Det samme Princip kan selvfølgelig ogsaa anvendes til at gjøre iManometre selv- 

 registrerende, og egentlig er Ideen til Barographen hentet fra et saadant selvrcgistrerende 

 Manometer, som jeg i sin Tid foreslog Bestyrer Adam Paulsen at anvende ved en af 

 ham udtænkt Vandstandsmaaler. 



