366 22 



AnemographräL 



Ordel Anemograph er et Fællesnavn for selvregislrerende Vindrelnings- og Vind- 

 hastighedsmaalere. (^plegneisen af VindretniugeD er imidlertid et meget simpelt Problem, 

 der bar flere særdeles gode og praktiske Løsninger, hvorfor jeg ikke skal opholde mig 

 nærmere herved, men kun anføre, al del Instrument, som del danske meteorologiske 

 Institut efter mit Forslag har adopteret i dette Øjemed, simpelthen bestaar i en med Papir 

 beklædt, vertikalt slaaende Valse, som ligefrem danner en Forlængelse af selve Vindfløjen 

 ned i et Rum nnder denne. Medens nu Valsen drejer rundl sammen med denne under 

 Vindens Indflydelse, glider en Blyant, som er anbragt i et Dbrs synkende Lod, i Lobet 

 af 24 Timer je?nt ned forbi Valsen, og aftegner saaledes Vindretningen paa Papiret, som 

 daglig skiftes. 



Vindstyrkemaalere (uden Registrering) kunne bedst inddeles i dem, der kun ere i 

 Stand til at angive Vindens {\iliddelhastighed , og dem, ved Hjælp af hvilke man formaar al 

 maale dens momentane Hastighed. 



Den førstnævnte Elasse udfyldes af det saakaldte Robinsonske Anemometer, 

 bestaaende af fire i Enderne af et horizonlalt liggende Rors anbragte hule Halvkugler, over- 

 skaarne efter vertikalt Snit, saaledes at Hulheden altid vender samme Vej paa dem alle, 

 naar Vinden sætter Korsel i Rotation omkring en lodret Axe. Ved Hjælp af del Antal 

 Omdrejninger, delte Kors udfører i Løbet af en vis Tid, og som aflæses ved Hjælp af et 

 Tælleapparat, er man, naar man forud kjender Instrumentets Konstanter, i Stand til at 

 beregne den Middelhastighed, Vinden imidlertid har havt. El saadanl Robinsonsk Anemo- 

 meter gjøres let selvregistrende ved Hjælp af en Snegl, som, idet den bevæger sig rundt 

 sammen med et af Tandhjulene i Tælleapparatet, efterhaanden lofter en Registrerpen , som 

 derpaa paa sædvanlig Maade afsætter en Curve paa en Papirtavle, der feres forbi af et 

 L'hrværk : jo større Vindens Hastighed er. desto stejlere bliver selvfølgelig Curven. Ogsaa 

 Eleclricilet kan anvendes til at gjøre denne Vindmaaler selvregistrerende , idet man for et 

 ?ist Antal Omdrejninger lader slutte en Contact og derved skaffer et Mærke afsat paa en 

 Telegrapbstrimmel ; Afstanden mellem Mærkerne bliver allsaa et Cdtryk for Vindhastigheden. 



Maalingen af Vindens momentane Haslighed foretoges ved dens Tryk paa en Plade, 

 en Cylinder eller en Kugle, indtil to Danske. Rapitain Magiiis og Fabrikejer Hagemann 

 samtidig opfandt det hyppigst efter Sidstnævnte opkaldte Anemometer. Selve Principet, der 

 har været Gjenstand for nærmere Omtale i det Kongelige danske Videnskabernes Selskab, 

 tillader jeg mig at forudsætte som bekjendt; kun skal jeg gjore opmærksom paa, at der 

 allerede længe tidligere li iTToj har været construeret et hermed noget beslægtet Instrument 

 i samme Ojemed, nemlig Lind s Anemometer. Som hosstaaende Figur viser, bestaar 

 dette Apparat af et l-formet Glasror, tildels fyldt med Vand, og hvis ene Gren ( J) er bøjet 



