23 



367 



til Siden. En Viiidfiiij {E] holder sledse Aabningen i denne lîfijning imod Vinden, som 

 derved i Forliold til sin Hastighed bringer Vandet til al synke i den ene Gren og slige i 

 den anden. 



Den af Magius og Hagemann anvendte Spids iiar imidlertid en llovedfordci IVi'ninjr 

 saavel Lind's som etlivcrt andet Anemometer deri, al den ikke ijjor nogen synderlig Mod- 

 stand imod Vinden, hvorved man ikke saa let som 

 ellers udsætter sig for, at [nstrumenlet blæser 

 ned, og det netop under l'orhold, hvor det er 

 allerinteressanlest at komme til Knndskab om Vin- 

 dens største Hastighed. 



Del var derfor ogsaa delle Instrument, jeg 

 — foranlediget ved, al vi ingen Kundskab havde om 

 Vindens største Haslighed i Stormnatten d. 28. — 29. 

 Oktober 1884 — bestemte mig til at gjøre selvregi- 

 slrerende paa Grundlag af et tidligere af mig udtænkt 

 Princip; og allerede d. 28. November var der en saa- 

 dan Anemograpli i Gang paa det meteorologiske 

 Institut. Da den samme Vindhastighed løfter den 

 samme Vaedskesøjle, hvad enten Diameteren heraf er 

 stor eller lille, har man store Væglforandringer lil sin 

 Raadighed, og disse kunne gjøres selvregislrerende 

 paa forskjellige Maader. Saaledes kunde man føre 

 Luftledningen hen til et togrenet Qvægsølvmanometer, 

 ophængt paa samme Maade som Hævertbarometret 

 i min Barograph, men da dette Apparat vilde blive 

 meget kostbart og kræve lang Tid at forarbejde, 

 forelrak jeg at lave et yderst simpelt Instrument, 

 som jeg skal tillade mig i al Korthed at beskrive. 



En Luftklokke K (see Fig. 15), som foroven er forsynet med en til en Vindmaaler- 

 spids førende Luftledning, er anbragt i en fast Opstander [F) saaledes, at den, vendende 

 Aabningen nedad, dypper ned i en Skaal (5), der er anbragt i en simpel Vinkelvægt. 

 Skaalen indeholder en eller anden Vædske , som ikke er tilbøjelig til ved Fordampning at 

 tabe i Vægt, f. Ex. Olie. Idet nu Vinden ved sin Sugning henover Vindmaalerspidsen 

 løfter en vis Vædskesøjle op i Klokken K, vil selvfølgelig Skaalen 5 lide et tilsvarende 

 Tab i Vægt, hvilket angives af Vinkelvægtens Viser paa den i dette Øjemed inddelte Hue B. 

 For nu ogsaa al gjøre dette Instrument selvregistrerende, har jeg simpelthen anbragt en ny 

 Bue (Z?M med passende Radius paa Viseren, forsynet denne Bue med en Bille i Kanten 



Fia. 14. 



