368 



24 



og ophængt ea mellem el Par Slaal- 

 strænge styret Pen ip) i en i Rillen 

 hvilende Snor (*). Selvfølgelig vil 

 denne Pen gjøre de til Vinkeludslagene 

 og Buens Radius svarende Bevægelser 

 i Vertikalplaoet, og disse optegnes nu 

 paa den med Papir beklædte Valse ( F), 

 som ligeledes befinder sig under Væg- 

 tens Opstillingsplan og bevæges rundt 

 af et L'hrværk (Z7i. 



Ganske vist lider dette Apparat, 

 — der som sagt blev lavet sammen i 

 stor Hast, men ikke desto mindre har 

 gjort fortrinlig Nytte siden dets Op- 

 stilling — af den allerede ved flere af 

 de andre ældre Apparater omtalte Fejl, 

 at \"inkelvægtens udslag ikke ere pro- 

 portionale med Højderne af den løftede 

 \'ædskesøjle. Dette \il jo imidlertid 

 let opnaas ved Benyttelsen af Sinus- 

 vægtens Princip , og Anemographen 

 kom da til at ligne Pluviographen sær- 

 deles meget: Røret, som her forer 

 ned fra Tragten , vilde blive Luftled- 

 ningen og komme til at bære Klokken 

 K lige under Bordpladen, og her be- 

 fandt ogsaa Skaalen 5 sig, ophængt i 

 de Snore , som bar Pluviographens 

 Vippeskaal. 



Paa Curven fra en saadan pro- 

 portionalt inddelt Anemograph vilde 

 man ogsaa være i Stand til ved Hjælp af et Planimeter at bestemme Vindens Middelhastighed 

 med samme Køjagtighed som ved Robinsons Anemometer, og den har da tilmed den Fordel, 

 at hvert enkelt Vindstøds Kraft saa vel som det Rlokkeslet , til hvilket det indtrælTer, 

 bliver nøjagtig optegnet. 



Paa Tavlen er gjengivet et Facsimile af Anemogrammet for den 10de April 1885. 



Fig. 15. 



