216 



rats führt vielleicht zu Verbesserungen und zu erfolgreichen 

 coniperativen Untersuchungen der Diluvial- und anderer ähnlichen 

 Gebilde , so wie auch zur Benutzung bei Zergliederung anderer 

 Mineralbildungen ; über seine Brauchbarkeit für agronomische 

 Bodenuntersuchung spricht Herr Professor Stöckhardt Seite 144 

 im dritten Heft des ,, chemischen Ackersmann" 1857. 



Beschreibung des A b schläm m- A ppar at s und 

 V erf ah r en s. 



Das zu untersuchende Material wurde zerrieben, doch nicht 

 so stark , dass Gesteinsbruchstücke zermalmt worden wären , bis 

 zur Trockne erwärmt, zu kleinen Quantitäten von 2,5 Gramme 

 Gewicht abgewogen, dann durch einen Sieb mit Oefihungen von 

 2 Millimeter auf Gehalt an Kies und grobe Gesteinsbruchstücke 

 geprüft und hiervon befreit, wieder auf 2,5 Gramme Gewicht 

 gebracht und nun, wenn es keinen kohlensauren Kalk und auch 

 nicht zu viel Thon enthält in den unten geschlossenen Glas- 

 cylinder Fig. A. gethan. Kalkhaltige Gebilde werden dagegen 

 erst nach ihrer Behandlung *mit Salzsäure , welche den procen- 

 talen Kalkgehalt des Gebildes kennen lehrt, in den Cylinder A. 

 geschüttet; aber auch kalkfreie Thone sind zuvor mit verdünn- 

 ter Salzsäure behandelt, weil dadurch und durch anhaltendes Um- 

 schütteln die Trennung des Thones von den feinen Sandkörnern 

 erleichtert wird. Handelt es sich aber um Aufsuchung organi- 

 scher Gebilde, so ist keine Säure und eine Trennung des Thones 

 durch Pinsel angewendet worden. 



Der Glascylinder Fig. A. muss eine Länge von 40 Centi- 

 metern, eine Weite seines Durchschnitts von 33 Millimetern und 

 eine Stärke der Glaswände von circa 4 Millimetern haben. 



Das graduirte Abschlämmen erfolgt successiv durch 4 Oeff- 

 nungen des Cylinders, 1,2, 3, 4 in der Figur. Diese Ausfluss- 

 öffnungen sind unter einander in einem Abstand von 9 Centi- 

 metern; ebenso gross ist die Entfernung der untersten OefTnung, 

 No. 4, vom Boden des Glascylinders ; der Abstand der Oeflnung 

 vom Rande des Cylinders beträgt 4 Centimeter. 



Die Weite der AbflussöfFnungen ist circa 1 Centimeter 

 im Durchmesser, denn sie müssen nach einander einen durch- 

 bohrten Kork, in welchem die Abflussröhre Fig. C. steckt, auf- 

 nehmen. Die zum Verschluss dienenden undurchbohrten Korke 

 dürfen nicht innerhalb des Glascylinders aus der Glaswand her- 



