107 



Theoretisches und Praktisches 

 zum Saiteng'alvanometer. 



Saitengestalt, magnetisclie Feldstärke, Normal 

 empfindlichkeit und Aluminium saiten. 



Von 

 Prof. Dr. J, K. A. Wertheim-Salomonsoii, Amsterdam. 



(Mit 2 Textfiguren.) 



1. Saitengestalt und magnetisclie Feldstärke. 



In einer vor kürzerer Zeit veröffentlichten Arbeit ^) habe ich 

 gezeigt, dass beim Einthoven' sehen Galvanometer die vom Strome 

 durchflossene Saite im magnetischen Felde eine Form annimmt, 

 welche mit der lokalen Feldstärke im engsten Zusammenhange steht. 

 Denken wir uns ein Koordinatensystem, welches zusammenfällt mit 

 der Fläche, in welcher die abgelenkte Saite sich befindet, während 

 der Ursprung der Koordinaten mit dem Saitenmittelpunkt überein- 

 stimmt. Die X-Achse stehe senkrecht zu der Saite, während die 

 F-Achse dieselbe tangiere und somit der Verbindungslinie der Saiten- 

 enden parallel gestellt ist. Drücken wir jetzt die lokale magnetische 

 Feldstärke der Z- Achse entlang durch /"(S) aus, die Entfernung der 

 Saite von der F-Achse an einem Punkte in der Distanz l von dem 

 Koordinatenursprung entfernt durch h, während J den Strom durch 

 die Saite, P die Spannung der Saite, z den Seitendruck vorstellt^ 

 dann ist: 



z = Jff{H)dl ...... (1) 







und h = ^[Jdl[ff{E)d?jY . . . . (2) 



Wir erhalten somit den Seitendruck bei bekanntem magnetischen 

 Felde durch einmaliges, die Saitenform durch zweimaliges Integrieren, 



1) Versl. d. Kon. Akad. v. Wet. Amsterdam p. 396. 6. Nov. 1913. 



Pflüger' s Archiv für Physiologio. BJ. 1E8, 8 



