Theoretisches und Praktisches zum Saitengalvanometer. 119 



benutzte durchweg Quarzsaiten von 2 — 3 Mikron Durchmesser und 

 12,7 cm Länge. Die Normalerapfindlichkeit schwankte von etwa 

 1,5— 2,1-10^. Die Bestimmungen geschahen in einem Felde mit 

 einer maximalen Intensität von etwa 22 500 Gauss, während die 

 wirksame Feldstärke auf 17 600 angegeben wurde. Ich glaube nicht, 

 dass die von Einthoven erreichten Normalempfindlichkeiten über- 

 holt worden sind. Bei meinen eigenen Saiten habe ich zwar etwas 

 grössere Zahlen erreicht, namentlich bei 90 mm Saitenlänge und 

 25800 Gauss wirksame Feldstärke 2,9- 10*^ und 3,1-106. Rechne 

 ich aber diese Zahlen um auf die von Einthoven benutzte Feld- 

 stärke und Saitenlänge, dann erreiche ich bloss 1,6—1,8-10*'. Ich 

 muss also annehmen, dass selbst meine besten Quarzsaiten beträcht- 

 lich hinter Einthoven 's Saiten zurückstehen. Nehme ich meine 

 eigenen Zahlen als Grenze für die im allgemeinen erreichbare 

 Normalempfindlichkeit, dann folgt daraus, dass die Quarzsaiten weniger 

 als die Hälfte der theoretisch maximalen Normalempfindlichkeit zeigen, 

 welche etwa 4 — 4,5-10® sein sollte. Wir dürfen jedenfalls annehmen, 

 dass bei den besten heutigen Instrumenten mit Quarzsaiten eine 

 Normalempfindlichkeit von 2-10® schon sehr zufriedenstellend ist, 

 während 3 • 10® nur ausnahmsweise erreichbar ist. Bei den käuflichen 

 Instrumenten, bei denen meistens 20 000 Gauss als maximale Feld- 

 stärke angegeben wird, beträgt die wirksame Feldstärke etwa 

 15 000 Gauss, und die Normalempfindlichkeit wird dabei nicht viel 

 mehr als 1,5-10*' betragen. - 



Silber- und Kupfersaiten. Diese fallen praktisch ausser- 

 halb unserer Betrachtungen. Erstere sind bloss bis zu 16,5 |U, 

 letztere bis 15 f-i erhältlich. Obwohl sie Normalempfindlichkeiten 

 von der Grössenordnung von 0,4—0,7 • lO*' geben und für bestimmte 

 Zwecke recht brauchbar sind, sind sie nicht geeignet für Elektro- 

 kardiographie und für rein physiologische Zwecke. Dies hängt zu- 

 sammen mit dem grossen Durchmesser, der geringen optischen Ver- 

 grösserung, dem geringen Widerstand und der Unmöglichkeit, die- 

 selben genügend zu entspannen und eine aperiodische Einstellung 

 bei geöffnetem Stromkreise zu erreichen. 



Gold Saiten, welche mit dem W o 11 as ton -Verfahren her- 

 stellbar sind, gewähren praktisch eine Normalempfindlichkeit bis über 

 0,5 - lO*'. Obgleich sie bei gleicher Dicke den Platinfäden etwa zwei- 

 mal überlegen sind, kann man diesen Umstand nicht genügend ver- 

 werten, da sie nur sehr schwierig unter 5 i-i herzustellen sind. Hier- 



