Theoretisches und Praktisches zum Saitengalvanometer. 121 



eingebettet, welche sich in starker Salpetersäure in etwa 25 — 30 

 Sekunden auflösen lässt. Es bleibt dabei ein vollständig glatter, 

 besonders gleichmässiger und gutleitender Aluminiumfaden zurück. 

 Selbstverständlich sind die Lötungen vor dem Abbeizen vorzunehmen. 



Mit einer derartigen 4 i-i dicken und 90 mm langen Aluminium- 

 saite, welche einen Widerstand von 204 Ohm aufwies, ergab die 

 Messung der Normalempfindlichkeit in einem Felde von 15 800 wirk- 

 samer Feldstärke den hohen Wert von 8,8-10^, während dieselbe 

 Saite in einem Felde von einer maximalen Stärke von 31 600 Gauss 

 13,6-10^ als Zahl für die Normalempfiudlichkeit ergab. Es ist 

 bemerkenswert, dass mit dieser Saite der theoretische Wert, welcher 

 bei 15 800 Gauss wirksamer Feldstärke 10,14-10^ beträgt, fast er- 

 reicht wird. Diese Zahlen bedeuten jetzt schon eine mehr als vier- 

 fache Verbesserung im Vergleich mit guten Quarzsaiten und eine 

 etwa siebenfache Verbesserung gegenüber den besten Platinsaiten. 

 Die Herstellung der Saiten aus dem von Heraeus gelieferten 

 Material ist besonders einfach und gelang ohne die geringste 

 Schwierigkeit. Die Firma Heraeus ist jetzt noch beschäftigt mit 

 der Herstellung von etwa 2 {.i dicken Aluminiumfäden, mit welchen 

 eine Normalempfindlichkeit von 18 — 27-10^ erwartet werden darf. 



Es braucht wohl kaum auf den grossen Fortschritt, der mit dem 

 Gebrauch derartiger Saiten gemacht ist, hingewiesen zu werden. 

 Schon die 4-jtt-Saiten geben ein vollkommen reines Elektrokardiogramm, 

 da die Saite eine besonders geringe Einstellungsdauer besitzt, 

 nämlich 0,007 Sekunde. Figur 2 zeigt eine Aufnahme, die bei 

 635facher Vergrösserung gemacht wurde. In dem Saitenkreislauf 

 befand sich ein Ballastwiderstand von 2000 Ohm, wodurch der Gesarat- 

 widerstand auf 2205 Ohm gebracht wurde. In den Kreis war eine 

 Potentialdifferenz von 2 Millivolt geschaltet. Der Strom wurde mit 

 einem mechanisch betriebenen Unterbrecher etwa elfmal in der 

 Sekunde geschlossen und wieder unterbrochen. Die Zeitschreibung 

 war auf 500 Lichtunterbrechungen pro Sekunde eingestellt, während 

 die Platte 500 mm pro Sekunde herabfiel. Die vertikalen Linien 

 geben also genau 0,002 Sekunde an. Aus dem Bilde sieht man, 

 dass der Anstieg in etwa 0,007 Sekunde stattfindet. Die Saiten- 

 bewegung war dabei aperiodisch gedämpft. Bei Stromöffnung trat 

 eine einzige, stark gedämpfte Schwingung auf, deren Dauer etwa 

 0,0068 Sekunde betrug. Da das Dämpfungsverhältnis etwa 27 : 4 

 beträgt, bekommen wir für die Korrektion auf ungedämpfte 



