Theoretisches und Praktisches zum Saitengalvanometer. 123 



hergestellt werden können, um das 8- resp. 14 fache bietet zwei 

 weitere Vorteile. 



Wenn wir untersuchen, bis wieweit wir mit der Normalempfindlich- 

 keit herabgehen können bei der klinischen Elektrokardiographie, 

 ohne dass die Kurven wirklich entstellt werden, so glaube ich als 

 Grenze etwa 0,5-10*' angeben zu dürfen. Diese Zahl ist ziemlich 

 willkürlich und darf nur als eine rohe Schätzung betrachtet werden. 

 Immerhin hat eine Vergleichung von Elektrokardiogrammen, die mit 

 einer 2,5 /.i dicken Platinsaite und von solchen, die mit einer guten 

 Quarzsaite aufgenommen v»'urden, schon eine wahrnehmbare Abnahme 

 der Genauigkeit bei der Platinsaite ergeben. Ich glaube also, dass 

 meine Schätzung nicht zu sehr von der Wirklichkeit abweicht. Falls 

 nun die 2 ;i<-Aluminiumsaiten gelingen , dürfen wir erwarten , dass 

 schon mit ganz schwachen Feldern von etwa 2000 Gauss richtige 

 Elektrokardiogramme zu bekommen sind, ja, dass auch Saiten- 

 galvanometer mit permanenten Magneten, welche magnetische Felder 

 von etwa 1500 Gauss liefern, recht gute Dienste der klinischen 

 Elektrokardiographie beweisen werden. Vorbedingung bleibt dabei 

 jedenfalls eine vorzügliche optische Ausstattung des Instrumentes, 

 Wir können die Richtigkeit dieser Behauptung noch in anderer Weise 

 darstellen. Samojloff stellt als untere Grenze für die Brauchbar- 

 keit eines Elektrokardiogrammes die Bedingung, dass die Einstellungs- 

 dauer der Saite 0,03 Sekunde nicht übersteige. Nun zeigte eine 

 4-jtf-Aluminiumsaite in einem Felde von bloss 2700 Gauss bei 

 2000 Ohm im Saitenkreis und einer Empfindlichkeit von 1 cm Aus- 

 schlag pro Millivolt eine Einstellungsdauer von 0,026 Sekunde. Nach 

 Samojloff wäre das Feld von 2700 Gauss also stark genug, um 

 eine noch brauchbare Kurve zu bekommen. Die Normalempfindlichkeit 

 würde in diesem Fall ungefähr 10^ betragen haben. 



Als zweiter Vorteil darf erwähnt werden, dass Aluminium einen 

 grossen Wärmeausdehnungskoeffizienten besitzt, grösser als Kupfer 

 und Messing. Es ist demzufolge wahrscheinlich, dass in ziemlich 

 einfacher Weise eine Korrektionsvorrichtung an dem Saitengalvano- 

 meter angebracht werden kann, wodurch der Einfluss der Erwärmung 

 durch den Erregungsstrom im Elektromagneten unschädlich gemacht 

 werden kann. Mit einer derartigen Einrichtung wird es möglich 

 werden, den Magneten bedeutend stärker zu erregen, als es bis jetzt 

 der Fall war, ohne Wasserkühlung gebrauchen zu müssen. Wünscht 

 man die Grenze der Leistungsfähigkeit zu erreichen, so wird eine 



Pflüger 's Archiv für Physiologie. Bd. 158. 9 



