124 J» K- A. Wertheim-Salomonson: Theoretisches u. Praktisches etc. 



Wasserkühlung oder irgendeine andere künstliche Kühlung der 

 Magnetbewickelung wohl unentbehrlich bleiben. 



Es fragt sich noch, welches die obere Grenze für die Normal- 

 empfindlichkeit sein wird. Wenn wir hierbei den Gebrauch von 

 2-;[f-Saiten voraussetzen bei einer Länge von 56 mm, dann glaube 

 ich behaupten zu dürfen, dass mit einem neuen für mich gebauten 

 Elektromagneten, der sogleich nach der Herstellung ein maximales 

 Eeld von 39 900 Gauss lieferte und nach der Armierung mit Pol- 

 Stücken aus Ferrokobalt 42 250 Gauss im Interferrikum zeigte, die 

 erreichbare Normalempfindliehkeit etwa 46-10^ betragen wird. 



Das neue von Heraeus hergestellte Material bedeutet einen 

 ^ehr grossen Fortschritt bei dem Gebrauch des Saitengalvanometers. 

 Der Fortschritt ist so gross, dass künftig wohl ausschliesslich 

 Aluminiumsaiten für das Galvanometer in Betracht kommen werden. 



Für einige andere Saiteninstrumente, namentlich das Saiten- 

 ■elektrodynamometer und das Saiten Wattmeter, gilt dies auch. Diese 

 beiden Instrumente, von denen ersteres wohl nur von Place und 

 von mir und von denen letzteres wohl nur von mir allein gebraucht 

 worden ist, erhalten durch die Aluminiumsaiten die Möglichkeit zur 

 weiteren Entwickelung und zum praktischen Gebrauch. 



Für die verschiedenen Saitenelektrometer bedeutet die neue 

 Aluminiumsaite einen Fortschritt gegenüber der Platinsaite, welche 

 Hbei gleichem Durchmesser etwa achtmal schwerer ist. Eine dünne, 

 •leichtversilberte Quarzsaite ist jedoch fast ebenso gut wie eine 

 Aluminiumsaite: ihr gegenüber bleibt nur der Vorteil einer weit 

 ■einfacheren Herstellungsweise und einer weit grösseren Gleichmässig- 

 'keit des Materials. 



Jeder, der mit Saiteninstrumenten arbeitet, ist der Firma W. C. 

 Heraeus zu grossem Dank verpflichtet für die Herstellung des 

 .neuen Materials. 



