510 



Georg Modrakowski: 



kommende Blut ansammelt, wird es durch eine Pumpe C mit regulier- 

 barem Schlagvolumen in das arterielle Gefäss F befördert. In diesem 

 wird durch eine Wasserstrahlpumpe ein bestimmter Druck hergestellt. 

 Aus dem arteriellen Gefässe gelangt das Blut dann unter diesem 

 bekannten Drucke in das isolierte Organ und durch dessen abführendes 

 Gefäss zurück in den venösen Behälter. Dieser sowie das arterielle 

 Gefäss sind mit einem dünnen Gummikondom versehen, der allen 

 Druckschwankungen nachgibt, aber die Berührung des Blutes mit 



Druckluft 



Vom 

 Organ 



Zum Organ 



Fig. 1. 



der Luft äusschliesst. Man kann durch einen durchbohrten Stopfen 

 das venöse Gefäss verschliessen und mit einem geeichten Piston- 

 rekorder verbinden. Lässt man Pulsfrequenz und Schlagvolumen 

 der Pumpe ungeändert, so ändert sich die Blutmenge im Reservoir B 

 allein bei Zu- oder Abnahme des Blutflusses aus dem Organe. Infolge- 

 dessen kann man mit dem Pistonrekorder Änderungen der Kreislauf- 

 geschwindigkeit durch das Organ graphisch registrieren. Ausserdem 

 wird bei jedem einzelnen Pulse der Pumpe („Systole") eine bestimmte 

 Blutmenge aus dem venösen Reservoir herausgepumpt, die während 

 der „Diastole" der Pumpe vom Organ her wieder ersetzt wird. 



