26 



Rieh. V. Zeynek und E. v. Bernd; 



empfindlich waren als die des anderen. Es war gegenwärtig nicht 

 zu entscheiden, ob diese Unempfindlichkeit von vornherein vor- 

 handen war oder auf vielfache Hautläsionen infolge seines vier- 

 jährigen fast kontinuierlichen Arbeitens mit Hochfrequenzströmen 

 zurückzuführen sei. Daher wurden die Versuche an den Fingern 

 Zeynek 's ausgeführt. 



Die Versuchsanordnung ergibt sich aus Fig. 1. Es sind in 

 dieser Figur die Stromkreise i, II und IIa zw. unterscheiden. Ji be- 

 deutet eine Wechselstromsirene der Firma Edelmann, München, 

 welche die relativ wenig frequenten Wechselströme (näherungsweise 



Fig. 1. 



Sinusströme von »2=500 — 1500 : Sekunden) liefert, D ist ein aus 

 Isolationsmaterialien gebautes (wirbelstromfreies) , gut gedämpftes 

 Dynamometer, dessen innere Spule mit dem Kommutator c kommutier- 

 bar ist, a ist ein Ausschalter des Stromkreises, d^ und d^ sind Drossel- 

 spulen, IV ein regulierbarer Borsäure - Mannitwiderstand mit gut 

 platinierten Platinelektroden, & die Gefässe zur Aufnahme der Finger. 

 Stromkreis Ha enthält den Hochfrequenz- Wechselstromgenerator 

 Ja, durch Lufttransformation werden die im Stromkreis II gebrauchten 

 Ströme dem Stromkreise IIa durch die Spulen Sa resp. s entnommen. 

 Im Stromkreise // ist ein Hitzdrahtampermeter h und ein Konden- 

 sator Ä;, welcher nur den Übertritt von Strömen niederer Frequenz 

 in diesen Stromkreis hindert, ebenso wie die Drosselspulen d^, dz 



