540 



Otto Weiss: 



erwähnten Behauptungen, publizieren und sie so einer Kritik zu- 

 gänglich machen. 



Da dies nicht zu geschehen scheint, muss ich mich zunächst 

 darauf beschränken , durch meine Versuchsresultate zu zeigen , dass 

 die Rechnungen Frank 's fehlerhaft sein müssen. 



1. Zum Beweise, dass die Herztöne meiner Kurven nicht immer 

 die Frequenz von 180 haben, genügt es, die bereits publizierten 

 Kurven auszumessen. 



2. Die Aperiodizität des Apparates habe ich durch folgende Ver- 

 suche festgestellt: 



Die Membran des Phonoskopes wird durch die Schwingungen 

 einer Telephonmembran in Mitschwingungen versetzt. Die Telephon- 

 membran wird dann plötzlich zur Ruhe gebracht. Wenn das System 



^/'loo Sek. 



Fig. 2. 



des Phonoskopes Eigenschwingungen ausführte, so müsste sich dies 

 dadurch zeigen , dass das Phonoskop im Tempo dieser Eigen- 

 schwingungen zur Ruhe kommt. Wie die beiden Fig. 1 und 2 

 zeigen, ist dies nicht der Fall. Vielmehr kommt die Kurve ohne 

 Eigenschwingungen zur Ruhe. Der Effekt ist bei beiden Figuren 

 derselbe, sowohl nach den kleinen Exkursionen der Fig. 1 als auch 

 nach der grossen Exkursion der Fig. 2. 



Die Kurven sind folgendermaassen gewonnen worden. Auf die 

 Membran eines Mikrophones wirkte eine Stimmgabel von 256 

 Schwingungen. In den Stromkreis des Mikrophones war das er- 

 wähnte Telephon und ausserdem ein Öffnungskontakt eingeschaltet; 

 dieser letztere wurde durch den Rahmen geöffnet, auf dem die 

 registrierende Platte an dem Spalt vorüberfuhr. Der Kontakt wurde 

 so orientiert, dass die Stromöffnung zu einem geeigneten Zeitmomente 



