Erwiderung an 0. Frank. 541 



geschah. Mit der Stromöffnimg hört die Wirkung des Mikrophones 

 auf das Telephon auf, und demgemäss kommt die Telephonmembran 

 und ihr folgend das System des Phonoskopes zur Ruhe. Auf diese 

 Weise ist die Kurve der Fig. 1 gewonnen worden. Die Kurve der 

 Fig. 2 mit dem grossen Endausschlag ist dadurch erzeugt, dass in 

 den Mikrophonkreis statt des Telephones ein Transformator gebracht 

 wurde, in dessen sekundären Kreis das Telephon eingeschaltet war. 

 Der Öffuungsinduktionsschlag ist demnach die Ursache der starken 

 Schlussexkursion der Telephonmembran und entsprechend des 

 Phonoskopsystemes. 



Aus diesen Versuchen folgt, dass das schwingende System — 

 Membran plus Hebel — keine Eigenschwingungen macht, dass also 

 die Herztonkurven , die es liefert, mit Eigenschwingungen nichts zu 

 tun haben können. 



3. Die Berechnungen Frank's beziehen sich, wie es scheint, 

 auf den schwingenden Glashebel. An sich ist das gleichgültig; denn 

 wenn selbst der Hebel Eigenschwingungen machte, diese aber durch 

 die Seifenlamelle gedämpft würden, so würde die Exaktheit der 

 Kurve dadurch in keiner Weise beeinträchtigt werden. Aber ich 

 habe mich dennoch veranlasst gesehen, auch den Hebel auf seine 

 Eigenschwingungen zu untersuchen. Es geschah dies auf folgende 

 Weise : 



Die Aufgabe bestand darin, den Hebel aus seiner Gleichgewichts- 

 lage, die er unter der Wirkung der Schwere einnimmt, in eine neue 

 Ruhelage zu bringen und ihn dann in einem bestimmten Momente 

 den Kräften zu überlassen, die ihn in seine Gleichgewichtslage 

 zurückführen. 



Zu diesem Zwecke verstählte ich das Ende des Hebels, das in 

 die Membran eingesetzt wird , auf galvanostegischem Wege. Die 

 Eisenmasse, die auf diese Weise auf den Hebel aufgelagert wurde, 

 kann ein Gewicht von höchstens 0,0005 Milligramm haben, wie aus 

 Vergleichsbestimmungen errechnet worden ist. 



Auf diese Eisenmasse sollte ein Elektromagnet wirken. Hierfür 

 wickelte ich eine Spule etwa von denselben Dimensionen , wie sie 

 die Spulen der Despr et z' sehen Signale haben. Zum Kern der 

 Spule wählte ich ein dünnes Stäbchen weichen Eisens. Die Ent- 

 magnetisierungszeit dieses Systemes betrug weniger als 0,001 Sek., 

 wie durch besondere Untersuchungen festgestellt worden ist. Ich 

 führe dies besonders an, weil es für das Versuchsresultat von 



