Zur Technik feinerer Erythrocytenzählungen. 129 



springt. Für die Pipetten bestehen gleichfalls genaue Vorschriften, 

 welche der Fabrikant ^) einhalten muss. Die nötigen Angaben über 

 den ganzen Zählapparat und seine Handhabung sind in den Vor- 

 schriften, welche neuerdings dem Apparate beigegeben werden, 

 enthalten. 



Bei der Reinigung der Kammer hat man darauf zu achten, 

 dass der Ätheralkohol mit dem Kitt nicht in Berührung kommt, der 

 die Zählplatte und die Deckglasträger auf dem Objektträger be- 

 festigt. Man nimmt ganz wenig Ätheralkohol in ein feines leinenes 

 Tuch auf und wischt die Zählflächen damit ab. Dann trocknet man 

 mit dem Tuche, wobei man aber unter leichtem Drucke in der 

 Längs- und Querrichtung über die Zählfläche fahren muss, sonst 

 bleiben feinste Tröpfchen in den Rinnen bzw. den Teilstrichen des 

 Zählnetzes haften, welche bei der Auszählung stören. 



Um eine Zählkammer zur Verfügung zu haben, welche ganz 

 unempfindlich gegen Ätheralkohol ist, hat die optische 

 Werkstätte C. Zeiss in Jena auf Veranlassung des Verfassers auch 

 noch eine, abgesehen vom Deckglase, aus einem Stücke bestehende 

 Zählkammer hergestellt; die Zählfläche und die Rinnen sind bei 

 dieser Kammer in den Objektträger eingeschliffen. Wer aber nur 

 einigermaassen sorgfältig verfährt, bedarf dieser Kammer, welche sich 

 wesentlich teurer stellt als die bisherige, nicht. 



Neuerdings macht sich wieder das Bestreben geltend, die Ab- 

 grenzung der Zähl räume durch eine Okularblende statt durch 

 ein Objektnetzmikrometer vorzunehmen. Man hat bisher mit Recht 

 gegen das Objektnetzmikrometer geltend gemacht, dass es vielfach 

 schlecht zu sehen ist. Das gilt insbesondere dann, wenn falsch be- 

 leuchtet wird und wenn die Verdünnungsflüssigkeit einen zu hohen 

 Brechungsexponenten hat. Verfasser, welcher zuerst gleichfalls mit 

 Okularblenden gearbeitet hat, ist davon abgekommen, weil immer 

 wieder kontrolliert werden muss, ob im Mikroskop Okular samt 

 Blende, Objektiv und Tubuseinstellung dieselben sind wie bei der 

 Eichung der Blende und weil, was unter Umständen wichtig ist, eine 

 kontrollierende Nachzählung in genau denselben Zählräumen auch 

 bei Verwendung eines feinen Kreuztisches nicht möglich ist. 



1) Zur Herstellung des ganzen Zählapparates ist von mir nur die optische 

 Werkstätte C. Zeiss in Jena ermächtigt; den Produkten anderer Firmen stehe 

 ich fern. K. Bürker. 



Pflüger'3 Archiv für Physiologie, Bd. 153. 9 



