Zur Technik feinerer Erythfocytenzählungen. 



131 



eines solchen selbst bei Änderung der Maasse der Kammer so 

 lange keine Bedenken nach sich, als durch passende Wahl der 

 Dicke des Deckglases dafür gesorgt wird, dass eine in Betracht 

 kommende Durchbiegung desselben infolge von Kapillarattraktion 

 durch die Blutmischung nicht stattfindet. Jedenfalls sollte bei jeder 

 Änderung der Maasse der Kammer mit Hilfe der optischen Interferenz- 

 methode '), welche bis auf 0,00003 mm genau ist , geprüft werden, 

 ob nicht die Konstanten der Kammer auch eine Veränderung er- 

 litten haben. 



Die zum Andrücken des Deckglases benutzten Klammern 

 werden am besten ganz aus Metall hergestellt statt aus Metallblech 

 mit Kork- oder Gummieinlage. 



Dass bei der Füllung der Kammer durch Kapillarität die 

 Erythrocyten nicht an dem gleichmässigen Eintritt in den Zählraum 

 gehemmt werden, hat Verfasser in einer vorhergehenden Arbeit ge- 

 zeigt^); beträgt doch das Volumen der in der Raumeinheit der 

 Blutmischung unter normalen Verhältnissen enthaltenen Erythrocyten 

 nur etwa den fünfhundertsten Teil dieser Einheit. In besonderen 

 Fällen kann es aber wünschenswert sein, den Zählraum zu ver- 

 grösser n, sei es, dass nur sehr wenig Erythrocyten in dem zu 

 untersuchenden Blute enthalten sind, sei es, dass die Erythrocyten 

 so gross sind, dass ihre Durchmesser gegenüber 

 der Kammerhöhe in Betracht kommt. Für solche 

 Fälle hat Verfasser das Deckglas auf der 

 einen Fläche mit einem Einschliff von 

 0,100 mm (Fig. 1) versehen lassen^). Wird 

 dieses Deckglas mit dem Einschliff nach abwärts 

 auf die Deckglasträger gelegt und bis zur Ent- 

 stehung von Newton' sehen Streifen auf- 

 gedrückt, so kommt eine Kammerhöhe von 

 0,200 mm zustande; sieht der Einschliff nach 

 oben, so beträgt die Kammerhöhe wieder 0,100 mm. 

 Es kann also ein und dasselbe Deckglas zur Herstellung einer 

 Kammerhöhe von 0,100 und 0,200 mm verwendet werden, und man 

 braucht nicht zwei verschiedene Kammern zur Erreichung des- 



-_ L 



Fig. 1 (nat. Gr.). 

 Deckglas mit Ein- 

 schlitt' auf der einen 

 Seite zur Herstellung 

 einer Kammerhöhe v. 

 0,100 und 0,200 mm. 



1) Siehe die auf S. 130, Anm. 1 zitierte Arheit S. 37. 



2) Siehe die auf S. 128, Anm. 2 zitierte Arbeit S, 274. 



3) Von der optischen Werkstätte C. Zeiss in Jena zu beziehen. 



9* 



