Vorzüge der mehrfaclien Ableitung der Herzströme etc. 213 



Um den betreffenden Punkt in unserem Fall »anz genau zu 

 verfolgen, wäre es zweckmässig, eine Aufnahme mit zwei Galvano- 

 metern bei gleichzeitiger Ableitung I und II resp. I und III aus- 

 zuführen. Das Laboratorium besitzt ein grosses Modell Edelmann 

 und ein kleines von derselben Firma, welch letzteres nach dem Vor- 

 schlage von Prof. W. Straub^) so umgeändert war, dass man es 

 zur Registration auch bei stärkerer Vergrösserung verwenden könnte. 

 Die zwei Instrumente liessen sich ohne weiteres für das in Frage 

 kommende Ziel verwenden. Da nun die Aufnahme aus äusseren 

 Umständen bei der improvisierten Einrichtung mit einem Registrier- 

 werk, welches nur für Papier, 6 cm breit, bestimmt war, vor- 

 genommen werden musste, so entschloss ich mich, um die zwei 

 Saitenbilder ohne Störung nebeneinander fixieren zu können, von den 

 Kondensatoren^) Gebrauch zu machen. Trotzdem ich aber in jeden 

 Kreis 24 Mikrofarad einführte, erscheinen die E. K. G. im Vergleich 

 mit denjenigen bei Kompensation ohne Kondensatoren etwas, aller- 

 dings in sehr geringem Grade, entstellt. Anderseits ist es auch nicht 

 ganz ausgeschlossen, dass die Kreise der beiden Saiten sich einander 

 beeinflussen; ich gedenke auf diesen Punkt bei einer anderen Ge- 

 legenheit näher einzugehen. 



Wenn man die zwei Galvanometer einzeln mit eigenen Licht- 

 quellen beleuchtet und Kurven erhalten will , die einen genauen 

 Vergleich der übereinanderstehenden Kurvenpunkte möglich machen, 

 müssen die Achsen der Strahlenbündel der beiden Projektionsokulare 

 sowie der Spalt in einer Ebene liegen^). Dieser Punkt war für 

 uns selbstredend von der grössten Bedeutung; dass in der unten 

 angeführten Aufnahme diese Forderung vollkommen erfüllt war, 

 geht daraus hervor, dass die beiden übereinanderstehenden Systeme 

 der vertikalen Linien des Garten' sehen Netzes der Aufnahme 

 vollkommen miteinander zusammenfallen. Weiter muss hervor- 

 gehoben werden, dass die optische Vergrösserung der Saiten beider 

 Galvanometer und die Voltempfindlichkeit derselben nicht gleich 

 war. Trotz einiger Mängel der kombinierten Aufnahme war die- 



1) W. Straub, Toxikologische Untersuchungen an bioelektrischen Strömen. 

 Zeitschr. f. Biol. Bd. 58 S. 251, vgl. S. 257. 1912. 



2) Zwicke, Die Verwendung des Kondensators bei der Aufnahme des 

 Elektrokardiogramms. Zeitschr. f. Biol. Bd. 56 S. 82. 1911. 



3) E. Clement, Über eine Methode zur Untersuchung usw. Zeitschr. f. 

 Biol. Bd. 58 S. 109, vgl. S. 114. 1912. 



