554 J. K. A, Wertheim-Salomonson: 



Methodik. 

 Brutkasten. 



Möglichst frische Hühnereier wurden in einem gewöhnlichen 

 Brutschrank, wie derselbe für bakteriologische Zwecke benutzt wird^ 

 ausgebrütet, und an verschiedenen Tagen geöffnet und am Saiten- 

 galvanometer untersucht. 



Die Temperatur im Brutkasten wurde auf etwa 39,5^ C. ein- 

 gestellt. Der anfangs benutzte Reichert 'sehe Gasregulator war 

 verantwortlich für verschiedene misslungene Versuche: sobald die 

 Quecksilberoberfläche etwas schmutzig wurde durch die Bildung von 

 Sehwefelquecksilber, arbeitete der Regulator unregelmässig und die 

 Embryonen starben. Der Reichert- Regulator wurde zur Seite 

 gestellt und durch einen elektrisch betriebenen Gasregulator er- 

 setzt. 



Thermoregulator. 



Derselbe bestand aus zwei Theilen : einem Quecksilberthermometer 

 mit grossem und langem Gefäss und ziemlich weiter offener Kapillare. 

 In das Gefäss war ein Platindraht eingeschmolzen. In die Kapillare 

 konnte ein Platindraht eingesteckt und in verschiedener Höhe fest- 

 geklemmt werden. Sobald eine beliebige, vorher zu bestimmende 

 Temperatur erreicht wurde, stellte das Quecksilber Contaet zwischen 

 den beiden Platindrähten her, wodurch ein elektrischer Strom ge- 

 schlossen wurde. Dieser Strom umkreiste die Wickelung eines 

 Elektromagneten, welcher einen Eisenanker anzog und dadurch die 

 Gaszufuhr fast ganz absperrte. Die Heizflamme brannte dann sehr 

 niedrig, bis die Temperatur im offenen Thermometer genügend sank, 

 um den Strom zu unterbrechen, wodurch die Gaszufuhr zur Heiz- 

 flamme wieder hergestellt wurde. Das Prinzip dieser Einrichtung 

 ist schon in Ostwald-Luther's Handbuch der praktischen Chemie 

 angegeben, leider aber in einer völlig unbrauchbaren Form. Die 

 Sache wurde aber praktisch brauchbar durch die Konstruktion des 

 von mir benutzten elektrisch betriebenen Gashahues, welcher den 

 zweiten Theil bildete. 



Auf einer flachen Kupferdose ist ein Elektromagnet montirt, 

 dessen Schenkel in die Kupferdose reichen und mit der Unterfläche 

 des Deckels ebengeschliffen sind. Zwischen den Schenkeln mündet 

 auch das Gaszufuhrrohr ein. Wird jetzt der Anker angezogen, dann 

 legt es sich an die Schenkel an und verschliesst zu gleicher Zeit 

 die Gaszufuhr. Der Anker ist mit Papier beklebt, damit er nicht 



