Das Elektrokardiogramm von Hühnerembryonen. 



555 



hängen bleibt nach Stromunterbrechung. Der Elektromagnet wurde 

 mit etwa 5000 Windungen von dünnem Drahte bewickelt und hat 

 einen Widerstand von 400 Ohm. Mit einer einzigen Akkumulator- 

 zelle von bloss 8 Amperestunden Kapazität hätte ich den Hahn 

 während 1500 Stunden ununterbrochen schliessen können. Der 

 Akkumulator braucht also nur höchstens einmal im Monat geladen 

 zu werden. Bei dieser geringen Stromstärke von 5 Milliampere 

 zeigte sich der Öffnungs- 

 funke mit dem blossen 

 Auge nicht wahrnehmbar. 

 Es trat dann auch während 

 des ununterbrochenen Be- 

 triebes während fast 10 Mo- 

 naten keine Verschmutzung 

 der Quecksilberoberfläche 

 auf, und die Einrichtung 

 hat fortwährend tadellos 

 gearbeitet. 



Ich möchte noch hin- 

 zufügen, dass das Contact- 

 thermometer im Wasser- 

 mantel des Thermostaten 

 hing. 



Die Schwankungen der 

 Temperatur betrugen weni- 

 ger als 0,2 ^ C. Mit einem 

 kleinen Thermometergefäss 

 lassen sich die Schwan- 

 kungen erheblich vermin- 

 dern. Für meinen Zweck 

 wäre dies aber belanglos. 



In dem Brutschrank wurde die Luft fortwährend mit Wasserdampf 

 gesättigt gehalten, indem sich eine grosse oiffene, mit Wasser ge- 

 füllte flache Schale auf dem Boden des Schrankes befand. Ausser- 

 dem wurde gesorgt für eine ziemlich ausgiebige Ventilation. Trotz- 

 dem die ganze Einrichtung eine ziemlich vollkommene war, gingen 

 mir viele Eier zu Grunde. Auch zeigte sieh die bekannte Erscheinung, 

 dass die Eier sich nicht immer gleich kräftig entwickelten, während 



bei der natürlichen Bebrütung viel gleichmässigere Resultate erreicht 



37* 



Fig. 1. 



