Zur Methodik der Blutkörperchenzählung. (521 



und zur Zählung der Erythrocyten in eine der gebräuchlichsten 

 Zählkammern gebracht. Aus allen Zählungen wird das Mittel ge- 

 nommen. Das Arbeiten nach der Methode von Ell er mann ist mit 

 grossem Zeitaufwand verknüpft und erheischt mehrfache Einstiche 

 in die Finger des Patienten. 



Aus dieser kurzen Übersicht der Literatur, die nur auf die 

 hauptsächlichsten Etappen in der Entwicklung der Methodik der 

 Blutkörperchenzählung hinweisen konnte, ist zu ersehen, welche zahl- 

 reichen Modifikationen dieselbe durchgemacht hat. Und auch bis 

 auf den heutigen Tag scheint sie uns ein "Wunder von der Klinik 

 und der Physiologie zu sein. Der am meisten verbreitete Apparat, 

 und zwar der von Thoma-Zeiss, wurde von verschiedenen Seiten 

 einer Kritik unterzogen : Manche weisen auf Mängel der Zählkammer, 

 andere auf solche der Mischpipetten, wiederum andere auf Mängel 

 der einen sowohl wie der anderen hin. Nun, der Versuch, fest- 

 zustellen, worin eigentlich die hauptsächlichsten Mängel des Thoma- 

 Zeiss' sehen Apparates liegen , ist der Zweck der vorliegenden 

 Arbeit. 



Indem ich mich in den letzten Jahren mit einigen Fragen der 

 Hämatologie beschäftigte und die Erythrocytenzahl mit Hilfe des 

 Potain' sehen Mischers, der Thoma-Zeiss' sehen oderBürker- 

 schen Kammer untersuchte, fiel es mir unwillkürlich auf, dass die 

 Resultate der periodischen Blutkörperchenzählung bei ein und dem- 

 selben Individuum, mögen sämtliche technischen Vorschriften auch 

 noch so sorgfältig befolgt werden, bei weitem unbeständig sind und 

 zeitweise ziemlich grosse Differenzen in den Zahlen aufweisen. In 

 den Thoma-Zei SS 'sehen Mischer werden zur Herstellung einer 

 Verdünnung von 1 : 200 im ganzen nur 2 — 3 emm Blut genommen, 

 was bei der Kürze der Kapillare selbst für einen erfahrenen Forscher 

 ziemlich schwer ist, genau auszuführen, während kleine Abweichungen 

 nach der einen oder anderen Seite im Schlussresultat der Zählung 

 bedeutende Schwankungen ergeben. Ausserdem ergibt die Zählung 

 einzelner Tropfen ein und derselben Blutmischung und aus ein und 

 demselben Mischer bisweilen sehr grosse Abweichungen. Das Hervor- 

 holen eines Tropfens von ein und derselben Grösse aus dem Mischer 

 ist fast unmöglich. Auf diese schwachen Seiten hatten schon teil- 

 weise auch die vorangehenden Autoren ihre Aufmerksamkeit gelenkt. 

 Da ich früher mit den Arbeiten der letzteren Autoren nicht vertraut 

 war, versuchte ich, zur Zählung der Erythrocyten Blut und ver- 



