(322 S. F. Krotkow: 



dünnende Flüssigkeit mittels besonderer Pipetten und in bedeutender 

 Quantität aufzunehmen, und zwar nahm ich 25 cram und brachte 

 dasselbe in ein Glas, das zuvor mit 5 ccm H a y e m ' scher Flüssigkeit 

 gefüllt war und in dem ich die Mischung bewerkstelligte. Dem 

 parallel saugte ich aus ein und. demselben Einstich Blut in einen 

 gewöhnlichen Mischer ein. Die Resultate der Blutfüllungen in der 

 Thoma-Zeiss' sehen Kammer, die an ein und derselben Person 

 oder ein und demselben Tiere mehrere Tage lang ausgeführt wurden, 

 sowie die Resultate wiederholter Zählungen ein und derselben Blut- 

 proben ergaben, dass die neue Methode im Sinne einer Beständigkeit 

 der Zahlenbefunde einen grossen Vorzug besitzt. Indem ich nun in 

 der erwähnten Richtung weiterarbeitete, war ich einerseits bestrebt, 

 die Technik der Mischung des Blutes mit der verdünnenden Flüssig- 

 keit zu vereinfachen, andererseits dieselbe möglichst genau zu ge- 

 stalten. 



Zur Gewinnung einer genau bemessenen Menge, zur Vermischung 

 derselben mit der verdünnenden Flüssigkeit und zur Übertragung 

 der Mischung in die Zählkammer wählte ich ein einfaches Instrumen- 

 tarium, welches aus einem Mischkölbchen mit einem die Flüssigkeit 

 automatisch messenden Pfropfen und einer Pipette besteht (vgl. Fig. 1). 



Das Mischkölbchen ist nach dem Typus des gewöhnlichen 

 Pyknometers konstruiert, weist aber einige Besonderheiten im Kölbchen 

 selbst und im Pfropfen auf. Die Kapazität des Kölbchens bis zum 

 Pfropfen ist für eine bestimmte Temperatur (20 ^ C.) genau berechnet, 

 für die verschiedenen Kölbchen jedoch nicht ein und dieselbe. Sie 

 beträgt ungefähr 5 ccm. Die Dicke der Wandungen der Kölbchen 

 beträgt mindestens 2 mm, damit die Kapazität nicht zu sehr vom 

 Wechsel der äusseren Temperatur abhänge. Die innere Oberfläche 

 ist möglichst kugelförmig gestaltet, die äussere Oberfläche der Wand 

 des Halses des Kölbchens ist senkrecht, damit der Gummiring am 

 Halse möglichst eben und fest sitze. Der Gummiring schützt erstens 

 als schlechter Wärmeleiter das Kölbchen vor der mögliehen gering- 

 fügigen Erwärmung beim Fassen des Halses mit den Fingern ; zweitens 

 trägt er dazu bei, dass man beim Schütteln das Kölbchen fester in 

 der Hand halten kann. Die innere Oberfläche des Halses ist in der 

 Richtung von oben nach unten verengt, nicht geschliffen. Der Pfropfen 

 ist ca. 4 cm lang, sein unterer Teil ca. 1,5 cm lang. Er hat die 

 Form eines abgestumpften Kegels, ist nicht geschliffen, aber genau 

 in den Hals des Kölbchens passend. Die obere Oberfläche des 



