624 S. F. Krotkow: 



Betracht gezogen : Erstens durfte die Pipette nicht zu lang sein, damit 

 das zur Einsaugung gelangende Blut nicht gerinne und damit man 

 bequem arbeiten könne, und zweitens durfte die Kapillare der Pipette 

 nicht zu breit sein, damit die beim Ansaugen unvermeidlichen gering- 

 fügigen Abweichungen der kleinen Blutsäule nach der einen oder 

 nach der anderen Seite vom Strich an der Pipette keine grossen 

 Fehler ergeben. Zu diesem Zwecke wurde die Kapillare der Pipette 

 schmal gestaltet, jedoch mit einer spindelförmig langgezogenen Er- 

 weiterung in der ersten Hälfte ihrer Länge versehen. Die Länge 

 der Kapillare bis zum Strich beträgt 8 — 10 cm. Die Form der 

 Kapillare ist oval. Das Oval kehrt dem Auge des Beobachters seine 

 breite Oberfläche zu, damit die relativ schmale kleine Blutsäule 

 genügend breit erscheine und scharf unterscheidbar sei. Der Strich 

 au der Pipette ist ringförmig, wobei er oberhalb der Kapillare unter- 

 brochen ist, damit der Blutmeniskus nicht unter dem Strich versteckt 

 bleibe, sondern in den Ausschnitt des Ringes hineingehe und mit 

 demselben ein Ganzes bilde. Die Kapazität der Pipette bis zum 

 beschriebenen Strich ist genau kalibriert: sie beträgt genau Vx99 

 des Umfanges des entsprechenden Mischkölbchens bei fest ein- 

 getriebenem Pfropfen. In einer Entfernung von 2V2 cm von dem 

 verengten Rande der Pipette ist ein weiterer ringförmiger Strich 

 angebracht. Letzterer dient als Grenze, bis zu der die Pipette beim 

 Ausblasen der Flüssigkeit in das Kölbchen versenkt wird, haupt- 

 sächlich beim Entnehmen der Blutmischung behufs Übertragung in 

 die Zählkammer. Oberhalb der Erweiterung sind an der Pipette 

 weitere zwei Striche von gleicher Form angebracht, zwischen denen 

 die Kapazität des betreffenden Teiles der Pipette ungefähr 10 cmm 

 beträgt. Indem man die Säule der Blutmischung von dem einen 

 Strich bis zum anderen aus der Pipette hinausbläst, wird in die 

 Zählkammer stets" ein und dieselbe Flüssigkeitsmenge hineingegossen. 

 Der Anwendungsmodus ist folgender: Man bringt das Mischkölbchen 

 zur Vermeidung einer leichten Verunreinigung des Tisches in eine 

 Pe tri -Schale oder etwas Ähnliches und füllt dasselbe mit der Flüssig- 

 keit, mit der das Blut verdünnt werden soll, bis zum Rande oder 

 noch besser etwas über den Rand. Nun berührt man mit der 

 unteren Oberfläche des Pfropfens die Flüssigkeit so, dass ein Teil 

 der Flüssigkeit sich in der Kapillare zeige, und lässt den Pfropfen 

 hineingleiten, wobei er selbst sinkt und die überschüssige Flüssigkeit 

 verdrängt, welche den Rändern des Pfropfens entlang und aus der 



