626 S. F. Krotkow: 



des Uhrzeigers und umgekehrt geschüttelt. Hierauf wird der Gurami- 

 pfropfen herausgenommen, mit der breitereu Oberfläche auf den Hals 

 gestellt, um Eindringen von Staub zu vermeiden, worauf das Kölbehen 

 je nach dem spezifischen Gewicht der verdünnenden Flüssigkeit stets 

 für ein und denselben Zeitraum von 15 — 30 Sekunden in Ruhe gelassen 

 wird. Letzteres ist aus dem Grunde notwendig, weil die Mischung 

 unmittelbar nach dem Schütteln nicht gleichmässig verteilt ist, was 

 man bei Betrachtung des Inhaltes des Kölbchens gegen das Licht 

 makroskopisch in Form von Schatten und Streifen inmitten von helleren 

 Räumen deutlich wahrnimmt; die beim Stehen rasch verschwinden. 

 Hierauf wird die Blutpipette vorsichtig ohne überflüssige Be- 

 wegungen in die Blutmischung des Kölbchens bis zum ersten Strich 

 eingeführt, worauf die Mischung langsam in die Pipette fast bis zur 

 Füllung derselben angesaugt wird. Die Pipette wird hervorgezogen, 

 ihr Ende von der Mischung und den haftenden Luftbläschen gereinigt, 

 darauf stets ein und dieselbe Menge der Mischung gleichfalls langsam 

 herausgeblasen, wie sie durch die Grösse der Flüssigkeitssäule zwischen 

 den beiden Strichen der Pipette gegeben ist. Es wird in die Zähl- 

 kammer der Tropfen hineingeblasen, der in die Pipette gegen Ende 

 der Ansaugung hineingelangt war; folglich wird der Teil der Pipette, 

 aus dem der Tropfen herausgeblasen wird, zuvor durch die früher 

 eintretende Flüssigkeit ausgefüllt, die in der Kapillare bleibt und an 

 der Bildung des Tropfens für die Zählung sich nicht beteiligt. 

 Ausserdem wird auch die Blutmischung abgespült, die nur an der 

 Wand der Pipette von der früheren Zählung derselben her zurück- 

 geblieben war. 



Ich habe eine ziemlich grosse Anzahl von Zählungen der Erythro- 

 cyten des Blutes vom Menschen sowohl mittels des obenbeschriebenen 

 Apparates allein als auch parallel zu Vergleichungszwecken mittels 

 des gewöhnlichen Mischers von Thoma-Zeiss ausgeführt. Die 

 Beständigkeit der Zählungsresultate sowohl in täglich entnommenen 

 frischen Blutpartien als auch bei wiederholten Vergleichen ein und 

 derselben konstanten Blutmischung spricht dafür, dass mein Apparat 

 einen grossen Vorzug hat. Ohne viele Zahlenbefunde vorzubringen, 

 möchte ich nur zur Illustration die nachfolgenden Zählungen der 

 Erythrocyten meines eigenen Blutes mitteilen. 



In der Woche vom 15. — 21. März entnahm ich täglich gegen 

 8V2 Uhr morgens nüchtern mittels der scharf geschliffenen Franke- 



