630 



S. F. Krotkow: 



Die Resultate dieser Zählung sind in folgender Tabelle dar- 

 gestellt. 



Tag 



im März 



Anzahl der Erythrocyten in zehn grossen Quadraten 





21. 



1210 



1236 





22. 



1226 



1210 





23. 



1218 



1260 





24. 



1208 



1240 





25. 



1250 



1222 





26. 



1237 



1240 





27. 



1238 



1234 



Mittel. . . 





1227 



1235 



Mittlerer 



± Anzahl 

 derErythro- 



1 





Fehler der 



16 



17 



einzelnen 



cyten 

 ± In Proz. 



j 





Zählung 



1,3 



1,4 



Mittlerer 

 Fehler des 



± Anzahl 

 derErythro- 

 1 cyten 

 1. ± In Proz. 



} ' 



6 



Mittelwertes 



) 



0,5 



0,5 



Aus dieser Tabelle geht hervor, dass der durchschnittliche Fehler 

 einer jeden einzelnen Zählung in der ersten Zahlenreihe l,3*^/o, in 

 der anderen 1,4*^/0, der durchschnittliche Fehler mittlerer Grösse in 

 beiden Reihen 0,5 *^/o beträgt. Somit unterscheiden sich die Prozent- 

 sätze der Fehler bei täglicher Zählung der Erythrocyten einer kon- 

 stanten Blutmischung und von täglich hergestellten Blutmischungen 

 fast durch nichts. Letzteres ist ein Beweis für die Konstanz der 

 Blutzusammensetzung, weil die kleinen Schwankungen dsr Zählungs- 

 resultate, die sieh bei täglicher Zählung von frischen Blutportionen 

 ergeben, den Schwankungen der konstanten Blutmischung vollkommen 

 analog sind. Aus den Zahlenbefunden der beiden Tabellen geht 

 hervor, dass die Zählkammer von Thoma-Zeiss an und für sich 

 tadellos sein kann, dass aber ihr Hauptfehler und die Ungenauigkeit 

 der Resultate im Mischer liegen. Die von Bürker erzielten guten 

 Resultate sind eben auf die Beseitigung des alten Mischers, nicht 

 aber auf die Kammer des Autors zurückzuführen, wenn wir auch 

 diese der Thoma-Zeiss' sehen Kammer vorziehen. 



Das von mir vorgeschlagene Verfahren zur Entnahme, Mischung 

 und Übertragung des Blutes, welches im Prinzip der Bürker' sehen 

 Methode ähnlich ist, unterscheidet sieh von der letzteren durch 

 Einfachheit und wahrscheinlich auch durch grössere Genauigkeit. 

 Beim Bürker' sehen Verfahren wird die in der Pipette angesaugte 



