Zur Methodik der Blutkörpercheozählung. 631 



Flüssigkeit 40 Sekunden lang in das Kölbehen hineingeblasen, wobei 

 natürlich Fehlerquellen sich ergeben können, die einen bei der An- 

 saugung der Flüssigkeit in die Pipette, die anderen beim Hinaus- 

 blasen der Flüssigkeit, da ein Teil der letzteren an den Wandungen 

 der Pipette haften bleibt. Übrigens waren diese Fehlerquellen in 

 den Händen Bürker's sehr gering. Beim Arbeiten mit meinem 

 Mischkölbchen werden die überflüssigen Manipulationen und die 

 Fehlerquellen beseitigt, und wenn auch geringfügige Fehler sich er- 

 geben können, so sind sie jedenfalls nicht grösser als diejenigen, mit 

 denen die Bürker'sche Methode verknüpft ist. Das Kaliber meiner 

 Blutpipette ist kleiner als dasjenige der Bürk er 'sehen Pipette, 

 und infolgedessen müssen hier auch die Fehlerquellen geringer sein. 

 Zur Übertragung der Blutmischung in die Zählkammer bedient sich 

 die Bürker'sche Methode einer speziellen Pipette, während bei 

 unserem Verfahren hierfür die Blutpipette verwendet wird, wobei 

 der Tropfen in der Kammer stets von ein und derselben Grösse ist. 

 Die Reinigung der drei Pipetten bei der Bürker' sehen Methode 

 nimmt natürlich viel mehr Zeit in Anspruch als die Reinigung der 

 einzigen Pipette bei der meinigen. 



Auf Grund des im vorstehenden Ausgeführten bin ich zu folgenden 

 Schlüssen gelangt: 



1. Der Hauptmangel des Thoma-Zeiss' sehen Apparates zur 

 Zählung der roten Blutkörperchen liegt in der Unvollkommenheit 

 der Mischpipette. 



2. Beim Ersatz der Mischpipette durch die obenbeschriebene 

 Pipette mit dem Mischkölbchen ergibt die Thoma-Zeiss' sehe 

 Zählkammer sehr genaue Resultate. 



3. Die Zählung der roten Blutkörperchen mit Hilfe der Pipette 

 und des Mischkölbehens ist leicht und kann selbst von Anfängern 

 mit grosser Genauigkeit ausgeführt werden. 



4. Das Mischkölbchen, welches nach dem Prinzip des Pykno- 

 meters konstruiert ist, kürzt im Vergleich zu der Methode von 

 Bürker die für die Ausführung der Untersuchung erforderliche Zeit, 

 ohne an Genauigkeit einzubüssen. 



5. Das Mischkölbchen ist gut transportabel, und die Zählung 

 der Blutkörperchen kann sowohl sofort als auch an einem der fol- 

 genden Tage vorgenommen werden. 



