52 Heinrich Ger ha rtz: 



Wasser befreit. Zuletzt wird durch Natriumbikarbonat die letzte 

 Spur von Schwefelsäuregeruch weggenommen. Der Sauerstoff wird 

 direkt aus einer Bombe zugeführt und vor Eintritt in den Apparat 

 von Kohlensäure und Wasser freigemacht. 



Man erkennt, dass schon durch alle die obengenannten Modi- 

 fikationen, die dem weiteren Fortschritt der Technik entsprechend 

 eingeführt wurden, die Ventilierung des Tierbehälters durch aus- 

 reichende Bewegung des eingeschlossenen Luftvolums, COa-Absorption 

 und Beseitigung belästigenden Wasserdampfes im Laufe der Zeit so 

 gestaltet wurde, dass die Regnault- Reiset 'sehen Apparate in 

 dieser Beziehung dem Pettenkof er 'sehen Verfahren, das nach 

 den Intentionen seines Erfinders gerade den Übelstaud der An- 

 sammlung übelriechender Gase beseitigen sollte, in nichts nachstehen. 

 Des weiteren wurde die Volummessung durch ausreichende thermo- 

 barometrische und hygrometrische Messungen exakter gestaltet, und 

 endlich sind zur Dichtung der Apparatur immer vollkommenere 

 Maassnahmen eingeführt worden. Man kann füglich behaupten, dass 

 ein moderner Regnault- Reis et- Respirationsapparat alle Forde- 

 rungen und Wünsche befriedigt, die vernünftigerweise verlangt 

 werden können, mit Ausnahme der Bestimmung des Wasserwechsels, 

 die bis heute mit keinem Apparat , ausser mit dem Atwater- 

 Benedict' sehen, vollkommen befriedigende Resultate ergeben hat. 

 Die Vorzüge, die unsere heutigen Apparate vor den früheren besitzen 

 und speziell den Zun tz' sehen Apparat auszeichnen, sind folgende: 



1. Druck und Temperatur des Tierbehälters werden am Anfang 

 und am Ende direkt bestimmt, nicht konstant gehalten wie bei 

 Regnault und Reiset. 



2. Die Temperatur wird im Tierbehälter selbst — dessen Wandung 

 besser als in den früheren Konstruktionen Wärme leitet — 

 zweckmässig gemessen, nicht in dem diesen umgebenden Wasser 

 (Regnault und Reiset). Dieses letztere wird vor jeder 

 Temperaturmessung längere Zeit in Bewegung gehalten. Das 

 Thermobarometer wird eingeführt. 



3. Gasunsichere Kautsehuksehläuehe und Öldichtungen sind mög- 

 lichst vermieden. 



4. Die Ventilation ist eine lebhaftere als bei vielen früheren 

 Apparaten. Dadurch wird sowohl eine korrektere Temperatur- 

 bestimmung wie eine vollständigere x\bsorption der Kohlensäure 

 gewonnen. 



