über die zum Aufbau der Eizelle notwendige Energie. 55 



abschliessenden Deckel ersetzt ist. Dadurch ist die Gefahr der Un- 

 dichte weiter vermindert worden und die ganze Handhabung des 

 Apparates erleichtert und beschleunigt, da der Tierbehälter nicht 

 mehr zur Einbringung des Versuchstieres aus dem Wasserbassin 

 herausgehoben zu werden braucht. 



Der Tierbehälter (Fig. 3) besitzt fünf Durchbohrungen : zwei für 

 den Ansatz der beiden Ventilationsrohre, je eine für die Sauerstoff- 

 zufuhr, für den Luftzulass und die Gasprobenentnahme. In allen 

 später zu erwähnenden Versuchen war ohne Zweifel Gasdichtigkeit 

 vorhanden, da alle Öffnungen gut gedichtet wurden und dem durch 

 Schrauben angedrückten Deckel eine dicke und gute Gumraiplatte 

 untergelegt war. Zudem stand alles unter Wasser, so dass eine 

 Undichtigkeit bald bemerkt worden wäre. Es wurde ausserdem 

 öfters mit hohem Druck kontrolliert, wobei zum Beispiel noch ein 

 Überdruck von 30 cm Hg konstant blieb und keine Luftblasen durch 

 das Wasser hoch Hess. 



b) Ventilation. 



Die Ventilationsrohre sind auch am modifizierten Apparat wie 

 früher, oben und unten diagonal gegenüber, angeordnet; dagegen ist 

 die Absorption der Kohlensäure durch Verbesserung der Durchlüftung 

 der Kalilauge intensiver gestaltet worden. 



Schon in den späteren Versuchen Oppenheim er's war die 

 Kolbenpumpe, die ursprünglich die Ventilation besorgte, durch einen 

 elektrisch angetriebenen Ventilator ersetzt worden. Durch den Um- 

 stand jedoch, dass nun ein Motor Laugenpumpe und Ventilator zu- 

 gleich antrieb, entstanden Unzuträglichkeiten, indem die Lederschnur, 

 welche die Übertragung der Motorachsenbeweguug auf die Ventilator- 

 achse bewirkte, oft riss und dadurch ständige Überwachung not- 

 wendig machte. Eine an deren Stelle angebrachte eiserne Kette 

 machte sehr viel Lärm und blieb auf die Dauer auch nicht sicher. 

 Es wurde aus den genannten Gründen die Laugenpumpe beseitigt 

 und der Motor senkrecht auf die Ventilatorachse aufgesetzt. Die 

 unter Wasser stehende Eintrittsstelle der Achse des Ventilators wurde 

 durch Asbestpackung, Lederscheibe und einen über das Wasserniveau 

 herausragenden, mit Öl gefüllten Zylinder vollkommen gedichtet. 

 Durch diese Vorrichtung ist eine ständige Überwachung des Versuches 

 überflüssig geworden (vgl. Fig. 4). 



