über die zum Aufbau der Eizelle notwendige Energie. 57 



richtetes ebensolches Rohr durch zwei Nickelsiebe hindurchgeschleudert, 

 so dass sie als Regen versprüht wieder herabfiel. 



Leider war der Laugenbehälter bei den ersten Versuchen nicht 

 dicht gewesen, wie sich sowohl aus den grossen Mengen Flüssigkeit, 

 um die die eingefüllte Lauge vermehrt wurde, wie aus den Versuchen, 

 bei denen mit Wasser statt Lauge experimentiert wurde, hervorging. 

 Ohne die Tätigkeit der Pumpe lief aus dem Bassin kein Wasser zu, 

 so dass also der Defekt an der Pumpe sein musste. Nach vielem 

 Suchen und einigen verunglückten Versuchen wurde der Fehler in 

 einer undichten Niete, welche die Pumpe an den Laugenbehälter be- 

 festigen half, ermittelt. Immerhin ist der Fehler, der durch den 

 Wasserzulauf entstand, nicht so, dass er die Versuchsergebnisse ge- 

 fährdet; denn es lief nur neutrales Wasser ein, nicht Lauge aus. 

 Ferner war der Defekt unter dem Niveau der Lauge, so dass der 

 Gasgehalt des Apparates unbeteiligt blieb. 



Schlimmer sind die Undichtigkeiten, die an der Kolbenstange 

 sowohl der Laugenpumpe wie des Ventilators entstanden. Nach 

 einigen unbefriedigenden Behelfen mit gewöhnlichen Düsen, die 

 Asbestpackung und Lederscheibe besassen, und wobei durch Drehung 

 an der unteren Schraube der Kolbenstange die Stopfbüchsenpackung 

 fester angezogen werden konnte, wurde eine Kombination dieser Vor- 

 richtungen in der in der Fig. 4 wiedergegebenen Weise getroffen. 

 Aber auch so kam es ab und zu vor, dass die Lederscheibe durch 

 die Lauge zerstört worden war und die Asbestpackung sich gelockert 

 hatte. Deshalb wurde, um den Fehler sofort bemerken zu können, 

 ein Zylinder auf die Stopfbüchse befestigt, der mit Paraffinöl gefüllt 

 wurde-. So konnte während des Versuches stets am Niveau des Öles 

 die Dichtigkeit der Verbindung kontrolliert und eventuell sofort die 

 die Lederscheibe komprimierende Schraube angezogen werden, ferner 

 an der Reaktion des Öles Sicherheit über dieses wichtigste Moment 

 gewonnen werden. Da ferner der ganze Laugenbehälter in Wasser 

 stand, konnten ja irgendwelche Undichtigkeiten an anderen Stellen 

 sofort an dem Aufsteigen von Luftblasen, ferner am Niveau der 

 Lauge, das durch ein Fenster (Fig. 5) beobachtet werden konnte, 

 bemerkt werden. 



Immerhin war die getroffene Anordnung keine ideale. Sie 

 machte jedenfalls eine häufige Kontrolle notwendig. Asbestpackung 

 und Lederscheibe mussten fast vor jedem Versuch erneuert werden. 

 Zu fest durften sie nicht gemacht werden, weil sonst der Motor 



