58 



Heinrich Gerhartz; 



stehenblieb. Ferner musste streng darauf geachtet werden, dass 

 der obere Teil der durch ein Gelenk zweigeteilten Kolbenstange der 

 Laugenpumpe senkrecht über dem unteren stand, weil sich sonst die 

 untere Stange nicht in der Vertikalen bewegte und schnell das Lager 

 undicht machte. Weiterhin konnte Lauge — bis zu 20 ccm — in 

 dem Kolbenzylinder zurückgehalten w^erden, auch wenn der Motor 

 zum Schluss leer lief. Es wurde deshalb von der Anordnung, durch 

 eine Pumpe die Lauge in einen Sprühregen umzuwandeln, abgegangen 

 und durch eine mit der Ventilatorkolbenstange zwangsläufig inner- 

 halb des Laugenbehälters verbundene eiserne Flügelschraube die 



Ventilator- - 

 achse 



Fenster 



Fig. 5. Laugenbehälter des ßespirationsapparates (Aussenansicht, 

 beide Deckel entfernt). 



Lauge gemischt. Diese Konstruktion funktioniert ausgezeichnet. Sie 

 bietet gar keine Gelegenheit zu Undichtigkeiten, mischt besser als 

 das frühere Verfahren, weil die Turbine sich mit der Tourenzahl 

 des Motors bewegt, und bedarf gar keiner Aufsicht; der Laugen- 

 behälter (Fig. 3 und 5) ist ganz geschlossen und besitzt nur als 

 einzige schwache Stelle die Eintrittsstelle der Ventilatorachse in das 

 in einem Seitenrohr des Laugenbehälters befindliche Ventilatorgehäuse, 

 über alle übrigen Einzelheiten dieser Konstruktion kann man sich 

 an den Fig. 3 und 5 informieren. 



Die Lauge wird dadurch, dass das Wannenwasser ständig aus 

 der Wasserleitung Zufluss erhält , gekühlt. Dadurch kann die 

 Wasserdampftension der Lauge tiefgehalten werden. 



Ein Fehler an der beschriebenen Apparatur ist dadurch bedingt, 

 dass während des Versuchs in dem Ausflussrohr des Laugenbehälters 



