über die zum Aufbau der Eizelle notwendige Energie. 59 



ein Rest Lauge von der Entnahme der ersten Laugenprobe her sich 

 befindet, der, soweit er unterhalb der Klemme liegt, vom Innenraum 

 des Laugengefässes vollkommen abgeschlossen ist, soweit er aber ober- 

 halb liegt, an den Wirbelbewegungen der Lauge nicht genügend 

 teilnimmt. Er beteiligt sich also nicht an der Aufnahme der von 

 dem Versuchstier ausgeatmeten Kohlensäure und des Wassers. Wenn 

 auch dieser schädliche Raum nur wenig ausmacht, ist es doch korrekter, 

 die zweite der beiden jeweils entnommenen Proben zu den Analysen 

 (spezifisches Gewicht, Titration, Kohlensäurebestimmung) zu benutzen. 

 Um einen Anhalt für die Grösse des etwaigen Fehlers zu gewinnen, 

 wurde im ersten und zweiten Laugenprobenkölbchen die Kohlensäure 

 bestimmt. Dabei wurde nur eine Differenz von 0,02 '^/o gefunden. 

 Eine Überschlagsrechnung ergab einen entsprechenden Wert. 



Die Probeentnahme selbst geschieht, wenn eine zweckmässige 

 Auslaufspitze vorhanden ist, ohne Fehler. 



Die Kölbchen, in welche die Lauge entleert wurde, waren für 

 jeden Versuch eigens neu tariert worden. Die Temperatur wurde 

 nur bei der Auffüllung in der verdünnten Lösung bestimmt, da hier 

 volumetrisch gemessen wurde, sonst aber für die Kohlensäure- 

 bestimmungen abgewogen wurde. 



d) Voliinunessung-. 



Zur Volumbestimmung werden bei dem modifizierten Respirations- 

 apparat Thermometer, Thermobarometer und Manometer noch in der 

 gleichen Weise benutzt, wie das von Oppenheim er angegeben worden 

 ist. Die Temperatur im Innern des Tierbehälters wird während des 

 Versuchs zweimal abgelesen , bei Beginn und am Ende des Haupt- 

 versuchs, nachdem das W^annenwasser längere Zeit mittels Druckluft, 

 die aus einem durchlöcherten, an der Längsseite des Tierbehälters 

 entlang laufenden Rohr ausdringt, gut durchmischt w^orden ist. Um 

 die Temperatur im Innern konstant zu halten, ist die Wasserwanne 

 durch eine mit einem Thermoregulator versehene Gasflamme heizbar 

 (s. Fig. 3). 



Als Thermobarometer dient, wie früher, ein den ganzen Tier- 

 behälter durchziehendes Rohr , das in ein aus drei Glasröhren be- 

 stehendes Messsystem endet. Das mittlere Rohr des letzteren ist 

 durch einen Kautschukschlauch mit einer Niveaukugel verbunden. 

 Eine der beiden äusseren Röhren ist offen, so dass hier der Atmo- 

 sphärendruck drückt. Das andere Seitenrohr steht sowohl mit dem 



