(30 Heinrich Gerhartz: ■ 



Rohr im Tierbehälter wie mit der Aussenliift in Verbindung, kann 

 aber von der Aussenliift durch einen Hahn abgeschlossen werden. 

 Ist dieser letztere geöffnet und der Deckel, z. B. vor dem Einsetzen 

 des Tieres, abgehoben, so steht das ganze System unter Atmosphären- 

 druck. Dieser wird abgelesen und , um auf ihn bei den späteren 

 Druckmessungen zurückgehen zu können, in demselben Augenblick 

 sowohl das ganze System geschlossen wie das Manometer mittels 

 seiner Niveaukugel auf Null eingestellt. Dann unterliegt die Chlor- 

 calciumlösung, rlie in dem einen, mit dem Respirationsapparat direkt 

 verbundenen äusseren Manometerrohr steht, nur noch dem Wechsel- 

 spiel der im Innern des Apparates vor sich gehenden Temperatur- 

 und Druckänderungen. Sinkt z. B. die Temperatur im Innern, so 

 steigt die Flüssigkeitssäule in dem mit ihm kommunizierenden 

 Schenkel. Dasselbe ist aber auch der Fall, wenn der Atmosphären- 

 druck steigt. 



Genau so wie das Thermobarometer besteht das Manometer aus 

 drei unten verbundenen Glasröhren, deren mittlere wieder mit einer 

 Niveaukugel versehen ist und deren äussere Röhren einesteils mit 

 der Aussenluft, anderenteils mit dem Tierbehälter in Verbindung 

 stehen. Dieses System befindet sich, da es im Innern des letzteren offen 

 endet, unter dem Einfluss der Druckschwankungen des Kasteninnern. 



Beide, Thermobarometer und Manometer, sind mit einer Chlor- 

 calciumlösung vom spezifischen Gewicht 1,365 (1 cm = 1 mm Hg) 

 gefüllt. 



Bei den später noch zu beschreibenden Versuchen wurde zur 

 Berechnung des Enddruckes aus dem Anfangsdruck sowohl die direkte 

 Temperaturmessung wie die Thermobarometerablesung benutzt. Beide 

 Methoden ergaben gut übereinstimmende Werte. 



Die Wasserdampfspannung im Tierbehälter wurde mittels Haar- 

 hygrometer bestimmt und bei der Druckberechnung entsprechend in 

 Rechnung gesetzt. 



Als Tiervolumen wurde das Anfangsgewicht für die Versuchs- 

 berechnung angenommen, aber auch jedesmal das Endgewicht be- 

 stimmt. Bei allen sonstigen das Volumen reduzierenden Gegenständen, 

 wie Hygrometer, Futter- und Wasserschale, Nest, wurde das Volumen 

 direkt ermittelt und berücksichtigt. 



Für den Rauminhalt wurde die von Oppenheimer festgestellte 

 Zahl übernommen. 



