über die zum Aufbau der Eizelle notwendige Energie. 



61 



e) Saiierstoffgasoiueter. 



Es ist immer wieder versucht worden, die schon von Oppen- 

 heimer beschriebene Gasometermethode durch , direkte Wägung der 

 mit Sauerstoff gefüllten Bombe zu ersetzen. Diese Bemühungen 

 scheiterten aber an der Schwierigkeit; bei der Verwendung eines 

 Reduzierventils genügen- 

 de Dichtigkeit garan- 

 tieren zu können. Es 

 blieb also in dieser Be- 

 ziehung zunächst bei 

 dem alten Verfahren, nur 

 für den Vorversuch den 

 Sauerstoff aus der Bombe, 

 für den Hauptversuch 

 aber aus dem Gasometer 

 zu entnehmen. In den 

 späterenVersuchen wurde 

 aber für Vor- und Haupt- 

 periode der Sauerstoff 

 aus dem Gasometer ge- 

 nommen. Das hat den 

 Vorteil, dass erstens die 

 Luft im Respirations- 

 apparat konstantere Zu- 

 sammensetzung hat, zwei- 

 tens, dass das die sog. 

 „Stromtemperatur" an- 

 zeigende Thermometer 

 vor der Ablesung der 

 Temperatur mit Wasser 

 von der Temperatur des 



im Gasometer vorhandenen umspült wird , also korrekter anzeigt. 

 Alle Schlauchverbindungen auf dem Wege von dem aus Metall her- 

 gestellten Gasometer zum Tierbehälter sind jetzt bis auf eine durch 

 Bleirohre ersetzt, und diese eine liegt unter Wasser. 



Vor Eintritt in den Tierbehälter wird der Sauerstoff nicht mehr 

 wie früher durch ein mit Natronkalk beschicktes Rohr und zwei mit 

 Lauge gefüllte grosse Waschflaschen von Kohlensäure befreit, sondern 



Fig. 6. Gasometer und Niveausefäss. 



