62 Heinrich Gerhartz: 



er passiert nur noch eine sehr kleine, mit Wasser, das mit Sauerstoff 

 gesättigt ist, gefüllte Flasche. 



Im übrigen ist die Einrichtung noch genau dieselbe, wie sie 

 Oppenheimer ^) ausführlich beschrieben hat, nur, um einen 

 Wechsel des Gasometers während des Versuchs zu vermeiden, in 

 grösseren Massen hergestellt. Fig. 6 zeigt alles Nähere. Der Gaso- 

 meter steht auf einer guten Dezimalwage. Man sieht vorn das durch 

 die Paraffindichtung des Gasometerdaches durchtretende Bleirohr, das 

 zu dem gläsernen Wassermanometer führt, dessen man sich zur 

 Einstellung des Sauerstoffs auf Atmosphärendruck während der 

 Wägung und Thermometerablesung bedient. Seitlich ist das Wasser- 

 standsrohr, dahinter die Rohrverbindung nach dem Tierbehälter, die 

 gleichzeitig zur Probeentnahme dient, sichtbar. Das gläserne, am 

 Austritt aus dem Gasometer mit einem Hahn versehene, unten mit 

 einem Niveauglas kommunizierende Thermobarometerrohr ist an der 

 Rückseite des Gasometers befestigt und deshalb auf der Abbildung 

 nicht sichtbar. Es endet, wie Oppenheimer schon angegeben hat, 

 als geschlossenes Nickelrohr unten im Gasometer. Oben auf dem 

 Wasserbehälter, der, leicht beweglich auf drei senkrecht stehenden 

 Schienen, als Niveaugefäss zum Ausdrücken des Sauerstoffs dient, 

 ist das Thermometer, das die Temperatur des Gasometerwassers an- 

 zeigt, zu sehen, unten der Gasometer and Niveaugefäss verbindende, 

 dickwandige, sowohl durch einen Hahn wie durch eine Holzklemme 

 vom Gasometer abschliessbare Gummischlauch. 



Eigentlich wird verlangt, den Sauerstoffgehalt des Gasometers 

 zu bestimmen. Das ist aber unmöglich, und deshalb bestimmt man 

 das Gewicht des mit Sauerstoff und Wasser gefüllten Gasometers 

 vor dem Hauptversuch und an dessen Schluss. Der Verlust an 

 Sauerstoff und der Zufluss an dem den Sauerstoff verdrängenden 

 Wasser wird dann durch die Gewichtsdifferenz ausgedrückt. 



Zur sicheren Temperaturbestimmung des Gasometersauerstoffs 

 genügt nach meinen Erfahrungen schon die Kenntnis der Temperatur 

 des Gasometerwassers. Sie wird erst dann am Niveaugefäss ab- 

 gelesen, nachdem das Gasometerwasser mehrmals das in die Kom- 

 munikation zwischen Gasometer und Niveaugefäss eingeschaltete 

 Thermometer passiert hat. 



1) N. Zuntz und C. Oppenheimer, Über verbesserte Modelle eines 

 Respirationsapparates nach dem Prinzip von Regnault und Reiset. Biochem. 

 Zeitschr. Bd. 14. S. 365. 1908. 



