78 Heinrich Gerhartz: 



Eine solche Rechnung mit der Endlauge hat eine gewisse Un- 

 genauigkeit, weil ein Teil ihrer Gewichtszunahme auf Substanzen 

 beruht, die das Tier abgegeben hat. Grösser als dieser Gewichts- 

 verlust des Tieres war aber die Wassermenge, welche in den ersten 

 Versuchen durch minimale Undichtigkeiten der Laugenpumpe ein- 

 gedrungen war. Ich muss deshalb eine Unsicherheit, die bis zu 

 100 ccm steigen kann, in der Bestimmung des Endvolumens in den 

 Kauf nehmen. Der hierdurch entstehende Fehler lässt sich aber 

 mit Hilfe der totalen , im Apparat vorhandenen Stickstoffmenge 

 korrigieren. 



ß) Barometerkorrektur. 1. Mittels des direkt abgelesenen 

 Barometerstandes : 



750.1 mm Hg abgelesen 

 4-1,0 „ Höhenkorrektur 



+ 4,1 „ Manometerkorrektur 



755.2 mm 



— 15,0 „ Korrektur für die Wasserdampfspannung. [Hygro- 

 meter =82%; Temperatur im Apparat = 20,8*' C. ^). 



. , 18,278 -82 1 A f\r\ 1 

 Also -^QQ =- 14,99.] 



740,2 mm Hg (log — -> 2,869 37). 



2. Mittels des Thermobarometers aus dem Anfangsbarometer- 

 stand berechnet. 



Der Barometerstand war zu Anfang (einschliesslich Höhen- 

 korrektur) ^ 752,3 mm. Laut Angabe des Manometers hatte der 

 Druck im Apparat bis zum Ende des Versuchs um 4,13 mm Hg 

 zugenommen. Der alte Barometerstand ist also ebenfalls um diesen 



Betrag zu erhöhen: 



752.3 mm Hg 



+ 4.1 „ „ 



756.4 mm Hg. 



Der Thermobarometerstand hatte sich nun ebenfalls geändert. 

 Zu Beginn und am Ende des Hauptversuchs war er in dem mit 

 dem Apparat in Verbindung stehenden Schenkel auf je Null eingestellt 



1) Die mittlere Temperatur ist wohl um einen geringen Betrag niedriger 

 als die Temperaturablesung im Tierraum ergibt, da die Lauge kühler (15,5 bis 

 21,3*' C.) gehalten wurde, die über ihr und durch sie zirkulierende Luft sich 

 also etwas abkühlt. Allerdings ist der Luftraum über der Lauge 17 mal kleiner 

 als der Atemraum. 



