90 HeinrichGerhartz: 



/?) Bestimmung mittels des Thermobarometers. 

 759,1 mm Hg Anfangs-Barometerstand 

 + 1,6 „ „ Manometerkorrektur 

 760,7 mm Hg 



( Anfang — 5,30 



+ 3,3 „ „ Thermobarometerkorrekturj Ende — 8,60 



l — 3,30 



764.0 mm Hg 



— 14,9 „ „ (Tensionskorrektur) 



749.1 mm Hg. 



Die Differenz gegenüber dem früheren Wert beträgt 

 749,8 mm Hg 

 — 749,1 „ „ 



0,7 mm Hg, also nur wenig. 

 Mit dem zweiten (Thermobarometer-) Wert ergibt sich das re- 

 duzierte Apparatvolumen zu 187,175 Liter [während der erstere Baro- 

 meterwert zu einem Volumen von 187,352 ^) Liter führt]. 



Berechnung der absoluten Graswerte für das mit der 

 Laugenberechnung A ermittelte Volumen. 



1. Anfang: 0,1« »/o CO 

 21,19% O2 



78,63 0/0 N 

 2. Ende: 0,17 Wo CO2 

 21,5 ö/o O2 



78,330/0 N 



185,30= 0,333 Liter CO2 



185,30= 39,266 „ O3 



185,30 = 145,707 „ N. 

 187,175= 0,318 Liter CO2 



187,175= 40,243 , O2 



187,175 = 146,617 „ N. 

 3. Bilanz: 0,333 Liter COg 40,243 Liter O2 146,617 Liter N 



0,318 „ „ 39,266 „ „ 145,707 „ „ 



— 0,015 Liter CO2 + 0,977 Liter Og + 0,910 Liter N. 



b) Gasbilanz yermittels der Laugenberechnung B. 



I. Anfangsvolumen, 



1. Apparatraum. Abzüge : 



3798 com (siehe oben) 

 2738 „ Lauge 

 6536 ccm 

 Also Volumen = 212,000 Liter 

 — 6,536 „ 



205,464 Liter 



1) Dieser Wert (direkte Barometerablesung) führt zu einem absoluten Wert 

 von 146,753 Liter N für das Ende des Versuches. Damit stellt sich die Gas- 

 bilanz zu + 1,047 Liter N heraus, und es kommt, wie sich weiter zeigt, zu einem 

 Fehler von 184 ccm N statt 48 ccm bei dem mit dem Thermobarometer be- 

 stimmten Barometerwert — ein deutlicher Beweis für die ziemlich grosse Fehler- 

 breite der Versuche. 



