Wirkung allseitiger Kompression auf den Froschmuskel. 35 
Gummischlauch, gegen den Konus durch einen umgekehrt konisch 
eingepressten, druckdicht abschliessenden Hartgummimantel (hk). Am 
Ende des kleinen Hartgummikonus wurde zum Festklemmen eines 
weiteren in die Höhlung hineintauchenden Drahtes (d,) ein Schräubchen 
(s) angebracht, das für manche Zwecke gegen ein einfaches Muskel- 
häkchen ausgewechselt werden konnte Nun war der Strom ge- 
schlossen, wenn d, in Quecksilber (g) tauchte, das auf dem Boden 
der Höhlung eingegossen war und dessen Abfliessen durch ein 5 mm 
aus der Mündung der Druckkapillare emporragendes und fest ein- 
gekittetes Porzellanröhrehen (p) verhindert wurde. ‘Durch Ver- 
schieben am Rheostaten wurde der Zeiger des Milliamperemeters bei 
den Versuchen jedesmal auf 1 eingestellt. Amperemeter und Mano- 
meter wurden so dicht nebeneinandergelegt, dass sie mit einem Blick 
gleichzeitig beobachtet werden konnten. Es kam dann nur noch 
darauf an, den Muskel selbst so zwischenzuschalten, dass er, ohne 
vom Strom durchflossen zu werden, den Stromkreis bei der Zuckuug 
öffnen und schliessen konnte und so am Amperemeterzeiger einen 
entsprechenden Ausschlag hervorrief. Von den verschiedenen kleinen 
- Vorrichtungen, die hierzu probiert wurden, führe ich die beiden an, 
die sich schliesslich als die einfachsten un zuverlässiesten heraus- 
hildeten. 
Apparat A mit Messingklemme (vel. Fig. 1). 
Der Apparat A, der den an einem Messingstativ (st) aufgehängten 
Muskel durch Hartgumniiplättchen (pl I und pl II) oben und unten 
isoliert, war der erste, der eine kräftige Muskelzuckung einwandfrei 
zu reeistrieren zestattete. Wesentlich sind die beiden Messingfedern 
(mm), von denen die eine Platte 5 mm, die andere 3 mm breit ist, 
damit sie beim Einschieben leichter zurückgebogen werden können, 
und die das am unteren Ende des Muskels hängende Hartgummi- 
plättchen (pl IT) so fest einklemmen, dass ein Hinausgleiten auch 
bei starker Erschütterung ausgeschlossen ist. Wie fest der Muskel 
gehalten wird, sieht man, wenn man das Stativ für sich umgekehrt 
frei in der Hand hält und an das Häkchen von pl II verschiedene 
Gewichte anhänget; dann ist erst bei Sl g die Grenze, bis zu der 
die Gewichte getragen werden können. In der Lage, die die Zeichnung 
angibt, ist der Stromkreis unterbrochen; wird pl II herausgezogen 
— wobei die Strecke, die es zwischen die Klemmen hineinreicht, 
durch Auswechseln von pl ZI, bequemer durch Verschieben des oberen 
