Wirkung allseitiger Kompression auf den Froschmuskel. 87 
waren das etwas umständliche Operieren mit dem wegen Raum- 
mangels aufs kleinste beschränkten Häkchen und Plättchen und der 
Uınstand, dass sich der Muskel nicht wieder einstellt, sondern dass 
jedesmal aufgeschraubt, herausgenommen, eingestellt, versenkt und 
wieder zugeschraubt werden muss, was bei der Schwierigkeit des 
Dichtschraubens für 400 Atmosphären und mehr viel Zeit und Kraft 
beansprucht. Als Füllflüssigkeit in der Bombe wurde anfangs physio- 
logische Kochsalzlösung genommen, später meist Knochenöl. Denn 
in der Salzlösung bildet sich sehr schnell Rost, der die Flüssigkeit 
verunreinigt, Röhrehen und Ventile verstopft und, am Boden der 
Bombe abgesetzt, unberechenbare Kontaktstörungen gibt; auch kann 
bei der Leitfähickeit des Elektrolyten nicht ganz ausgeschlossen 
werden, dass ein wenn auch schwacher Strom durch den Muskel 
selbst geht. Hängt der Muskel nicht unmittelbar in der Höhlung, 
sondern in einem Glasgefäss wie bei dem zweiten Apparat, so lässt 
sich das Gläschen mit Kochsalzlösung füllen und die übrige Höhlung 
der Bombe mit Öl, wobei die Flüssigkeit sauber bleibt und wegen 
der grösseren speziflschen Schwere des Wassers eine Mischung durch 
Druck nicht eintritt; ist dagegen innen Öl und aussen Wasser, so 
bewirkt der Druck sofort Mischung und Trübung. 
Der zweite Apparat (vgl. Fig. 2), der die Nachteile des Apparates A 
vermeidet und mit dem die meisten Versuche angestellt wurden, 
besteht im wesentlichen aus einem Glasröhrehen (gl) mit Boden, 
einem Hartgummikreuz (kr) mit Haken und einem Gewicht (gew) 
mit isoliertem Haken (is) und amalgamiertem, mit einer Millimeter- 
skala versehenen Kupfterplättchen (sk). Auch hier ist der Muskel 
oben und unten isoliert; bei einer Kontraktion hebt er das Kupfer- 
plättehen (sk) aus dem Quecksilber (g,) und unterbricht den in der 
Ruhelage geschlossenen Kontakt. Das 6 g schwere Bleigewicht hat 
den Zweck, die Ausdehnung zu begünstigen und ein Festkleben des 
Muskels an der Glaswand zu überwinden, zugleich aber auch, seitliche 
Exkursionen, die bei Erschütterung eintreten und Kontaktstörungen 
bewirken könnten, zu verhindern. Es hat an seiner Peripherie zwei 
tiefe breite Einkerbungen, die einen ungestörten Druckausgleich er- 
möglichen. Aus demselben Grunde ist auch das den Muskelhaken 
tragende Hartgummi, das eng in das Glasröhrchen hineinpasst und, 
da es an den Seiten den glatt abgeschliffenen Glasrand etwas über- 
ragt, auch nicht tiefer hineinzedrückt werden kann, kein massiver 
Pfropf, sondern besteht aus vier Speichen, so dass dem Flüssigkeits- 
