276 Otto Meyerhof: 
(unlöslichen) Nukleoproteiden anreichert, wäre eine osmotische Druck- 
messung an gelösten Nukleoproteiden von Interesse gewesen. 
Trotz des negativen Ergebnisses der Versuche mögen die Messungen 
hier kurz beschrieben werden. 
Die Messung des osmotischen Drucks geschah in einer Anordnung, 
die der von Lillie beschriebenen nachgeahmt war). Die Kollodium- 
schläuche wurdenausSchering’s Celloidin hergestellt, das durch gleiche 
Gewichtsteile Äther und 95%/oAlkohol so verdünnt wurde, dass eine 10° oige 
Lösung entstand. Für die Versuche mit unverdünntem Eierklar wurde noch 
konzentrierteres Kollodium benutzt, weil die Schläuche hier einem erheb- 
lichen Druck standzuhalten hatten. Mit der Kollodiumlösung wurden 
dickwandige weite, gut gereinigte Reagenzgläser (Zentrifugengläser) aus- 
gegossen, der Ubersaelmss unter sorgfältigem Drehen ablaufen gelassen, 
durch Ansaugen mit der Wasserstrahlpumpe der Äther rasch entfernt und 
das Kollodium oberflächlich getrocknet; dann warmes Wasser aufgegossen 
und nach wiederholtem Ausspülen die fertigen Schläuche aus den Ge- 
fässen herausgezogen. Bei einiger Übung gelingt es, völlig fehlerlose 
Schläuche, ohne Luftblasen, ganz gleichmässig dick und von den ge- 
wünschten Eigenschaften herzustellen, die für Wasser und Salze sehr 
leicht, für Kolloide, speziell Eiweiss, nicht durchlässig sind. Die rich- 
tigen Schläuche müssen im auffallenden Licht noch etwas grau scheinen; 
sie dürfen ja nicht zu lange getrocknet sein, weil sie sonst wasser- 
undurchlässig werden?) (95 °/o Alkohol im Gegensatz zu Ale. abs. ver- 
hindert ein zu starkes Trocknen). Die Schläuche werden nach der 
Vorschrift von Lillie auf gut passende durchbohrte Gummistopfen mit 
Gummibändern festgebunden, wodurch ein ganz dichter Abschluss ent- 
steht. Durch den Gummistopfen wurde entweder ein Steigrohr gesteckt 
und der osmotische Druck unter Berücksichtigung des spezifischen Ge- 
wichtes der Lösung und Korrektur der eingetretenen Verdünnung an 
der Steighöhe direkt bestimmt, oder bei den höheren osmotischen 
Drucken ein Quecksilbermanometer in der aus Fig. 3 ersichtlichen Weise 
angeschlossen. In. diesem Fall war ebenfalls ein sehr bequemes Ar- 
beiten und luftleeres Einfüllen der Schläuche und Verbindungsrohre 
ermöglicht, Die Einstellungszeit ist bei Benutzung von 
Quecksilbermanometern sehr viel kleiner als bei direkter 
Steighöhenmessung. Sie beträgt bei geeigneten Schläuchen, wenn die 
Elektrolytkonzentrationen innen und aussen annähernd gleich sind, 
nur ca. 2—3 Stunden. Durch Druck auf den verbindenden Gummi- 
schlauch oder leichtes Zusammendrücken des Kollodiumsackes konnte 
eine Art Rührung erzielt werden, die den Druckausgleich beschleunigte. 
Der Inhalt der Koliodiumsäcke betrug ungefähr 30 ccm. Die Menge 
der Aussenlösung variierte in den verschiedenen Versuchen (meist 
100—160 ccm), doch wurde sie in einer Serie möglichst gleich ge- 
wählt. Gelegentlich wurde durch Erneuerung der Aussenlösung fest- 
gestellt, ob der Druck sich dann nicht mehr veränderte. 
1) Americ. Journ. of Physiol. vol. 20 p. 127. 1907. Vgl. auch Zsigmondy, 
Kolloidchemie S. 35. 
2) Herrn Prof. Zsigmondy bin ich für einen brieflichen Wink bezüglich 
der Herstellung zu Dank verpflichtet. 
