350 Adolf Basler: 
der kleinste Druck herrscht, das sind die in der Skizze mit 5 be- 
zeichneten. Ihr Zusammenfallen bedingt die erste Farbenveränderung. 
Bei weiterer Zunahme des Druckes folgen der Reihe nach die Äste 
4, 3, 2, 1, wobei jedesmal, wenn eine neue Kategorie von Gefässen 
verschlossen wird, eine hellere Tönung der Hautfarbe entsteht. Es 
ist deshalb nötig, bei Untersuchungen mit dem Ochrometer immer 
den gleichen, am besten den allerkleinsten Farbenumschlag her- 
zustellen. 
Landerer hat aus irgendeinem Grunde — vielleicht wegen un- 
zureichender Beleuchtung — den allerersten Farbenumschlag nicht 
bemerkt, sondern erst einen stärkeren, und so hat er vielleicht den 
Druck in den Kapillaren 4 oder 5 gemessen, während ich den Druek 
in den Gefässen 5 ermittelt habe. An und für sich sind die Er- 
gebnisse von Landerer natürlich deshalb nicht weniger richtig; 
sie beziehen sich nur auf eine andere Kategorie von Gefässen. 
Man sieht aber hieraus, dass streng genommen nur die Be- 
stimmungen von einem und demselben Beobachter unter sich ver- 
glichen werden dürfen. Deshalb schien es mir wünschens- 
wert, eine Methode ausfindig zu machen, welche objektiv 
fest bestimmbare Ergebnisse liefert, mit denen sich 
dann die mit dem Ochrometer gefundenen Werte ge- 
wissermaassen eichen lassen. Das dringende Bedürfnis für 
ein Kontrolverfahren ergibt sich auch noch aus einem anderen 
Grunde. 
Bei der Konstruktion des Ochrometers war ich zwar bestrebt, 
die Bedingungen für eine genaue Ablesung möglichst günstig zu ge- 
stalten, und die mit dem Apparat ausgeführten Versuche haben auch 
gezeigt, dass die einzelnen Bestimmungen gut miteinander überein- 
stimmen. Aber es ist nicht zu vergessen, dass ich mich im wesent- 
lichen des schon von v. Kries angewendeten Prinzips bediente, bei 
dem der Druck in den Kapillaren doch nur indirekt festgestellt 
werden kann. Die Methode ist also etwa zu vergleichen mit dem 
von Riva-Rocei!) angegebenen, und namentlich von v. Reckling- 
hausen?) verbesserten Verfahren zur Bestimmung des arteriellen 
1) Riva-Rocci, Un nuovo Sphigmomanometro. Torino 1896. Zitiert 
nach Müller und Blauel. Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 21 S. 517. 1907. 
2) H. v. Recklinghausen, Unblutige Blutdruckmessung. II. Abhandl. 
Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 55 S. 412. 1906. 
