332 k Adolf Basler: 
Zahl kleiner in der Haut liegender Gefässe stammt, welche bei dem 
Einstich eröffnet wurden. Um was für Gefässe es sich dabei handelt, 
darauf soll später näher eingegangen werden. Ich stellte mir nun 
die Aufgabe, den Druck zu messen, unter dem das Blut aus dem 
Stichkanal ausfliesst, und konstruierte zu diesem Zwecke einen kleinen 
Apparat, der am zweckmässigsten als Hautmanometer be- 
zeichnet wird. 
Das prinzipiell Neue an dieser Methode ist, dass 
die Kapillaren dabei eröffnet werden, während man 
sich bisher damit begnügte, sie von aussen her zu- 
sammenzupressen. 
Beschreibung des Hautmanometers. 
Den von mir verwendeten Apparat, der von Herrn Universitäts- 
mechaniker Albrecht hergestellt wurde, habe ich vor etwa einem 
halben Jahr in aller Kürze beschrieben’). Er besteht aus einem 
Fig. 2. Durchschnitt des Hautmanometers (etwas vergrössert. m = Hebel, 
r = Stäbchen zur Beurteilung seines Ausschlages, 9 = Aluminiumplättchen als 
Unterlage für den Hebel, k = Kolben aus Hartgummi, @ = Gummifaden (quer 
getroffen), f — Kolbenzylinder, d — Röhrchen, durch das die überschüssige 
Flüssigkeit entweichen kann. 
j4 mm hohen Rohrstück a (Fig. 2) von 8 mm Lichtweite, das mit 
seiner unteren Öffnung wasserdicht auf der Haut befestigt wird. Wie 
das geschieht, wird weiter unten beschrieben. In dasselbe ist ein 
ungefähr 1 mm weites Röhrchen 5 eingeschraubt, das in 9 mm Ab- 
stand abgeknickt und nach aufwärts gebogen ist. Am oberen Ende 
1) A. Basler, Demonstration eines Apparates zur Untersuchung des Druckes. 
in den Blutkapillaren der Haut. Münch. med. Wochenschr. Bd. 60 S. 1972. 1913. 
