Untersuchungen über den Druck in den kleinsten Blutgefässen etc. 353 
besitzt es einen hahnartigen Verschluss ce mit einem kleinen Griff d. 
Steht der Griff d so, wie er in Fig. 2 skizziert ist, dann kommuni- 
ziert der Innenraum des Röhrchens db durch eine enge Öffnung mit 
aussen. Soll jedoch die Verbindung aufhören, dann braucht man 
nur den Griff d etwas nach der Seite zu drehen. In das Rohrstück « 
passt genau ein zylindrischer Zapfen aus Messing e (einfach schraffiert), 
der in seiner Achse von einem 2 mm weiten senkrechten Kanal f 
durehsetzt wird. Zur Verlängerung des Kanals f wurde auf das 
Stück e ein Hohlzylinder g aufgesetzt. So entstand ein zylindrischer 
Hohlraum von 16 mm Länge. Darin bewegt sich ein gut passender 
Kolben aus Hartgummi %h (gekreuzt schraffiert), der natürlich vor 
dem Gebrauch gut geölt werden muss. (Am besten eignet sich dazu 
Fig. 3. Perspektivische Ansicht des Hautmanometers. ? = Gummifaden, 
kk = Stäbchen zu seiner Befestigung, m = Hebel, r — Stäbchen zur 
Beurteilung seiner Bewegung, ? —= Aluminiumplättchen als Unterlage 
für den Hebel. 
feines Maschinenöl.) Auf die obere Fläche des Kolbens wird eine 
Zugwirkung nach unten ausgeübt durch den Gummifaden i (vel. Fig. 3), 
der an zwei Stäbchen %% durch je eine kleine verschiebliche, mit 
einem Häkchen versehene Hülse / befestigt ist. Auf dem Durch- 
sehnitt Fig. 2 ist der Gummifaden natürlich nur im Querschnitt 
zu sehen. 
Denkt man sich nun die untere Öffnung des Rohres a verschlossen 
und das ganze Hohlsystem mit Flüssigkeit gefüllt, dann muss, wenn 
eine Volumenzunahme der Flüssigkeit stattfindet, die mit einem ge- 
wissen Druck vor sich geht, der Kolben so lange steigen, bis der 
Gummifaden eine Spannung erreicht hat, die dem Druck der Flüssig- 
keit im Innern des Apparates gerade das Gleichgewicht hält. Die 
Bewegungen des Kolbens werden durch den Hebel m zehnmal ver- 
grössert. Dieser Hebel aus Aluminium dreht sich sehr leicht um 
