354 Adolf Basler: 
‚eine Achse, die an dem in seiner Höhe verstellbaren Aluminium- 
stäbchen n angebracht ist. Zum Äquilibrieren des ganzen Hebels 
dient eine Kugel o, welche mit einem kleinen Schräubchen befestist 
wird. Die Kugel wird so gestellt, dass der lange Hebelarm mit 
einem Übergewicht von nur einigen Millieramm auf seine Unterlage 
drückt. Er wird in horizontaler Stellung gehalten dadurch, dass er 
auf einem an der Oberfläche des Kolbens % befestisten Aluminium- 
streifen » aufliest. Da die kleinen Einrichtungen, die an der oberen 
Fläche des Kolbens angebracht sind, auf den Fig. 2 und 3 schwer 
zu erkennen sind, sei die obere Kolbenhälfte in Fig. 4 nochmals, und 
zwar in stark vergrössertem Maassstabe dargestellt. 
Fig. 4. Oberes Kolbenende mit den anstossenden Teilen des Apparates.. A von 
der Seite, B von vorn gesehen, % = Kolben, g = Kolbenzylinder, 9 = Unter- 
lage für den Hebel, m = Hebel, qg = Unterlage für den Gummifaden, 
i = Gummifaden. 
- Um die Einstellungen der Spitze des Hebels m richtig beurteilen 
zu können, ist an dem oberen Rand des Zapfens e (Fig. 2) ein 
Stäbchen eingeschraubt, welches so gebogen ist, dass sich sein vorderes 
Ende x nahe bei der Hebelspitze ‘y befindet. Dieses Stäbchen ist 
auf Fig. 2 und 3 mit r bezeichnet. Die Entfernung der Punkte x 
und y, die mit einem Zirkel bestimmt wird, gibt die Grösse des 
Hebelausschlags an. 
Bei der Herstellung des beschriebenen Manometers waren haupt- 
sächlich zwei Bedingungen maassgebend, denen er entsprechen sollte. 
Es mussten fürs erste sehr geringe Flüssigkeitsmengen ausreichen, 
um einen messbaren Ausschlag zu verursachen, und ausserdem wurde 
verlangt, dass der Apparat sehr kleine Druckwerte anzeigt. Das ist 
der Grund, weshalb ihm gerade die Form des Kolbenmanometers 
