Untersuchungen über den Druck in den kleinsten Blutgefässen etc. 355 
cz 
gegeben wurde. Dass er der zuerst genannten Anforderung entspricht, 
geht aus einer Betrachtung der Maasse hervor. 
Der Durchmesser des Kolbenzylinders f (Fig. 2, S. 352) misst 
2 mm, also sein Querschnitt 1?7z = 3,14 qmm. Bei einer Ver- 
schiebung des Kolbens um einen Millimeter muss demnach der 
Flüssigkeitszuwachs in dem ganzen Apparat 3,14 cbmm betragen. 
Wenn sich also der Kolben bei einem Versuch um 3 mm heben 
würde (eine so grosse Verschiebung kommt nie vor), wären noch 
nicht einmal 10 cbmm Blut notwendig. So viel Blut hat man aber 
schon bei verhältnismässig kleinen Eingriffen zur Verfügung. Ich 
erinnere z. B. nur daran, dass man bei vielen Methoden der Hämo- 
elobinuntersuchung 20 ebmm Blut gebraucht und auch erhält. 
Der zweiten Anforderung wurde dadurch entsprochen, dass dem 
auf den Kolben von unten her wirkenden Blutdruck durch einen 
recht dünnen Gummifaden entgegengewirkt wird. 
Nach meinen mit dem Ochrometer gewonnenen Ergebnissen 
war anzunehmen, dass Drücke bestimmt werden müssen, die zwischen 
50 und 200 mm Wasser liegen. Daraus lässt sich berechnen, wie 
gross die elastische Kraft des Gummifadens sein muss, die auf das 
obere Kolbenende wirkt. Eine 1 cm hohe Wassersäule hat die 
Masse 1 g, wenn die Bodenfläche 100 qmm gross ist. Bei einer 
Bodenfläche von 1 qmm beträgt die Masse der Wassersäule von 1 cm 
Höhe 0,01 g. Auf dem Zylinderquerschnitt, der 3,14 qmm gross ist, 
und somit auf der unteren Fläche des Kolbens, lastet demnach 
eine 1 cm hohe Wassersäule mit einem Gewicht von 0,0314 g. Bei 
> em Wassersäule beträgt die Belastung 5 - 0,0314 g = 0,157 g 
und bei 20 em Wasserhöhe 20 - 0,0314 g = 0,628 g. Man gebraucht 
also zur Erzeusung des Gegendruckes sehr dünne Gummifäden, 
nämlich solehe, die sich bei einer Belastung mit 0,1—0,6 g schon 
merklich ausdehnen. Zur Herstellung derselben benutzte ich Finger- 
linge aus dünnem Gummi, wie sie im Handel sind. Aus ihnen 
schnitt ich ungefähr 1 em breite Streifen, die mit Stärkekleister 
zwischen je zwei Papierblätter geklebt wurden. Nach dem Trocknen 
lässt sich eine solche Platte leicht in Streifen von "/s—1 mm Breite 
schneiden. Werden diese Streifen in Wasser gelegt, dann löst sich 
die an beiden Seiten aufgeklebte Papierschicht ab, und man hat jetzt 
die Gummifäden zum Gebrauch fertig. Sie werden an beiden Enden 
mit Fadenschlingen versehen zum Einhängen in die Häkchen des 
Apparates. 
