356 Adolf Basler: 
Für meine Zwecke musste das Manometer zwar geringe Druck- 
werte anzeigen, aber es brauchte sich nicht schnell einzustellen, denn 
das Kapillarblut fliesst ohnedies recht langsam aus der Wunde, und 
Schwankungen des Druckes kommen nicht in Betracht. Aus diesem 
Grunde brauchte auf Eigenschwingungen des Apparates und auf deren : 
Fig. 5. Aufstellung zum Kalibrieren des 
Apparater. be = U-förmig gebogene Glas- 
röhre, A = mit Wasser gefüllte Kugel zur 
Herstellung des Druckes, d = Hautmano- 
meter. 
Dauer bei der Konstruktion 
keine Rücksicht genommen 
zu werden. Sollte von dem 
Apparat verlangt werden, 
Drucksehwankungen ge- 
treu anzuzeigen, dann müsste 
er eine wesentlich andere 
Form erhalten?). 
Kalibrierung des Mano- 
meters. 
Um zu wissen, welchem 
Druck ein bestimmter Aus- 
schlag des Hebels entspricht, 
ist es nötig, den Apparat aus- 
zuwerten. Dazu habe ich 
folgende Einrichtung verwen- 
det. Auf einem Dreifuss « 
(Fig. 5) ist eine auf einem 
Brettehen montierte, u-förmig 
gebogene Glasröhre mit einem 
langen Schenkel 5 und einem 
kurzen c befestist. 
Der Schenkel e ist durch 
einen kurzen Gummischlauch 
mit einer Metallkapsel ver- 
bunden, deren obere Öffnung 
so gross ist, dass das Messingrohr a des Manometers (vel. Fig. 2 und 3, 
S. 352 und 353) gerade hineinpasst und in ihr wasserdicht hält. Die 
Kapsel wird getragen durch einen senkrechten, von dem einen Fuss 
des Statives aufsteigenden Stab ee An der Umbiegungsstelle des Glas- 
1) Vgl. ©. Frank, Therorie des Koibenmanometers. 
Bd. 45 (N. F. Bd. 27) S. 464. 1904. 
Zeitschr. f. Biol. 
ac, 
