Untersuchungen über den Druck in den kleinsten Blutgefässen etc. 357 
rohres bc ist ein kurzes Rohrstück f eingeschmolzen, das durch einen 
Gummischlauch g mit der Glaskugel h in Verbindung steht. Das ganze 
System wird mit Wasser gefüllt, dessen Druck sich natürlich je nach 
der Höhe der Glaskugel ändert. Der Druck lässt sich an einer 
neben dem Rohr db angebrachten Skala ablesen. Um die Brauchbar- 
keit des Manometers und etwa demselben anhaftende Fehler zu er- 
kennen, habe ich die Ausschläge des Apparates bei Armierung mit 
verschieden starken Gummifäden unter Anwendung der in Betracht 
kommenden Drücke untersucht. 
So fand ich z. B. für einen bestimmten Gummifaden Werte, 
wie sie aus folgender Tabelle ersichtlich sind. 
Ausschlag der Hebelspitze Wasserdruck 
in Millimetern in Millimetern 
1,5 0 
1,8 | 40 
9,0 60 
5,5 70 
10,0 90 
12,0 100 
16,0 110 
18,0 120 
20,0 130 
Bei einer etwas stärkeren Spannung des Gummifadens ergaben 
sich die Werte: 
Einstellung der Hebelspitze Wasserdruck 
in Millimetern in Millimetern 
1,0 0 
2,0 20 
4,0 90 
7 90 
8,0 100 
9,5 120 
Man muss aber berücksichtigen, dass die Elastizität des Gummi- 
fadens sich leicht ändert, und dass deshalb der Apparat von einem 
Versuch zum nächsten andere Werte geben kann. Deshalb habe ich 
sofort nach jeder Bestimmung mit Hilfe des in Fig. 5 dargestellten 
Apparates den zu dem beobachteten Hebelausschlag gehörigen Druck 
ermittelt. 
